ANALES DEL MINISTEEIO DE FO^IENTO. 
123 
siendo su anclinra limitada por las dimensiones del ocular y su 
longitud por la extensión del molimiento. Algunas veces, sin 
embargo, se dan dos movimientos en ángulo recto, y entonces 
toda la abertiu'a circular del diañ-agma produce el campo del 
telescopio. 
Cuando el telescopio tiene un cü'culo vertical graduado, como 
sucede en los instrumentos de precisión, es muy fácil medir su 
cami)o prácticamente, pues basta dirigir á un punto fijo un ex- 
tremo de la imágen del objetivo y leer la graduación^ liacer lo 
mismo con el punto opuesto, y volver á practicar la lectura : en- 
tonces la diferencia de las dos lecturas dará el campo del ins- 
trumento para el ocular usado. 
Si el telescopio está sobre un círculo azimutal graduado, se 
practica lo mismo con los dos extremos del diámetro horizontal 
de la imágen del objetivo, y la operación es igualmente sencilla. 
En caso de que el telescopio esté provisto de un micrómetro 
en el ocular, no hay más que medir el número de divisiones que 
abraza el cami)o y multiplicarlo por el valor de una de ellas, 
para saber su medida angular. 
En el caso en que el telescopio no tenga círculos graduados, 
se le dirige á una mira'parlante y se ve el número de divisiones 
que abraza el objetivo; se mide también la distancia del teles- 
copio á la mira, y si esta se ha colocado verticalmente y el te- 
lescopio horizontal, se tiene mi triángulo isósceles, en el que los 
dos lados iguales son los visuales á los extremos del diámetro 
del objetivo proyectados en la mira; el otro lado es el número 
de divisiones de esta, y la i^erpendicular es la distancia en la 
dirección del eje óptico del telescopio á la mira; si llamamos esta 
distancia d, el número de divisiones abrazadas por el objetivo n, 
y a el ángulo del campo, tendremos en cada uno de los dos trián- 
gulos rectángTilos iguales en que se diside el total 
Como el ángulo a es pequeño, podemos expresarlo i)or su núme- 
ro de minutos, y entonces 
