132 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOÍ^IENTO. 
del pequeño círculo iluminado a n b, que es la imagen de la parte 
libre del objetivo, formada por el ocular. Si desprendemos el ob- 
jetivo del telescopio, la imágen a n b de su parte libre permane- 
cerá la misma ó igual que cuando estaba en el telescopio. 
Se sabe, según los principios de óptica, que si u es la distancia 
de un objeto luminoso ó una lente convexa, v la distancia déla 
imágen á la lente, y f la distancia focal, se tiene 
JLj__L-1- 
V I u — f 
Sea F la distancia focal del objetivo, f la del ocular, y u la 
distancia entre las dosj entonces N G = u = F -{- f, G n = v, y 
en consecuencia 
1 _ F 
V ~~ f F + f ~f(F + f) 
y 
AB _NC _ F + f _ F 
al) uC V f 
F 
pero ( 6 ) es el poder amplificador G del telescopio; luego tam- 
bién G = que demuestra la proposición. 
La dificultad iDrincipal de este método consiste en la medida 
exacta del diámetro del pequeño círculo iluminado que forma la 
imágen del objetivo. Hay varios modos de verificarlo, pero el 
más sencillo es por medio del instrumento conocido con el nom- 
bre de Dincmetro de escala que pasamos á describir. 
Este es un instrumento manuable compuesto de un pequeño 
anteojo de poco más de un decímetro de largo, en cuyo ocular hay 
una escala dividida en fracciones muy pequeñas de una unidad 
principal (en los ingleses las divisiones son generalmente de 
0.005 de pulgada, y en los franceses un milímetro está dividido 
en oclio partes, lo que da para cada división 0^000125 ) : la escala 
está formada en una pequeña regia de carbonato de cal, fija á un 
diafragma, y las divisiones se hacen perceptibles por medio de la 
amplificación que sufren con el ocular (fig. 9). 
El dinámetro tiene de por sí un poder amplificador conocido 
y cuyo valor viene determinado desde la fábrica. 
El dinámetro se aplica al ocular del telescox)io cuyo poder am- 
