ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
133 
plificador desea conocerse, poniéndolo enfrente de él como indica 
la fig. 10, dirigiendo primero el telescopio á un objeto distante. 
Se cuentan en la escala el número de divisiones que abraza 
el diámetro de la imágen del objetivo del telescopio, así como el 
diámetro de la parte libre del mismo objetivo que se mide direc- 
tamente, y entonces según la regla del párrafo 13, dividiendo el 
diámetro del objetivo por el de su imágen, se tendría el poder am- 
plificador ; mas como el dinámetro tiene de por sí un poder am^íli- 
ficador determinado, y la imágen del objetivo está afectada de 
esta amx)lificacion, se debe multiplicar el cuociente por el poder 
amplificador del dimámetro ; lo que nos dará para el poder am- 
plificador del ocular del telescopio empleado, la fórmula siguien- 
te, en la que llamaremos G como antes el poder amplificador 
buscado, p el del dinámetro, D el diámetro del objetivo tomado 
directamente, d el de su imágen vista con el dinámetro y expre- 
sada en unidades de la escala, y n el valor métrico de una divi- 
sión de diclia escala: 
(>=^ w 
Supongamos D = 0°^068, d = 10, n = O'^OOOISS, p = 2.5; se 
tendrá, tomando por unidad el centímetro, 
p 6.8 X 2.5 ^ nn 
10 X0.0125"~ 
La cantidad ^ de la fórmula (4) es constante para un mismo 
dinámetro; en el ejemplo anterior, es de 200 de modo que los di- 
námetros vienen de las fábricas con su coeficiente para que mul- 
tiplicado por la relación se obtenga inmediatamente el valor 
de G : debemos advertir sin embargo que es siempre conveniente 
rectificar el valor del coeficiente que podemos llamar g = lo 
que puede practicarse hallando el poder amplificador G de un 
telescopio por uno de los métodos que estamos desarrollando, 
dejando por incógnita en la ecuación ( 4 ) g = = ^ y toman- 
do el promedio de varias experiencias, ó bien encontrando sepa- 
radamente los valores de los términos del coeficiente g = es 
decir, el de p, poder amj)lificador del dinámetro, y n, valor de 
l 
