134 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
una de las divisiones de la escala ; el primer método es el más 
expedito y suficientemente exacto cuando se hacen varias deter- 
minaciones para tomar el promedio. 
Supongamos que en un dinámetro de escala dada se quiera 
hallar ó rectificar el coeficiente g, y que aplicado á un telesco- 
pio cuyo poder amplificador G- es conocido, se tenga como en el 
ejemplo anterior G- = 136, D ~ 6.8 centímetros, d = lOj entonces 
empleando la fórmula 
Gd 136X10 OAA 
g = se halla g = — ^ — = 200. 
Para la hemogeneidad de las fórmulas es preciso emplear D, 
y n, en las mismas unidades, y como en la expresión g rrr^j p 
es un número abstracto, el valor de g depende de la unidad en 
que se exprese n, de modo que si se usa en centímetros (lo que 
es conveniente para que p no sea de muchas cifras), D debe 
usarse también en centímetros; pero si se usa, por ejemplo, en 
pulgadas inglesas, D debe ser expresado en la misma unidad: 
en el ejemplo último siendo n = 0.005 de pulgada inglesa, se de- 
berla usar D = 2.72 pulgadas, y entonces 
y la fórmula (4) nos reproducirla el valor 
G = ?^ 500 = 136. 
Se ve que teniendo para un dinámetro el coeficiente g se halla 
el poder amplificador del ocular de un telescopio multiplicando 
su coeficiente por el diámetro del objetivo j tomado en las mismas uni- 
dades en que está dado n^ y dividiendo el producto por el número de 
divisiones que abraza la imagen del mismo objetivo. 
El principio del dinámetro puede aplicarse colocando la escala 
para ser vista directamente por el ocular del telescopio, en cuyo 
caso el procedimiento es el mismo, pero mucho más difícil en la 
aplicación práctica. 
Hay además otro dinámetro de Eamsden que se llama de do- 
