AXALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
301 
rómetro de mercurio, perteneciente á los ingenieros del ferrocar- 
ril de Teliuantepec, y obtuvimos : 
Al hacerse la observación se procuraba evitar toda corriente 
de aire que hubiera podido alterar la indicación del termómetro. 
Hecha la observación y encontrada i^or la temperatura de ebu- 
llición la i)resion barométrica correspondiente, valiéndose de las 
tablas de Eegnault, se aplicaba la corrección anterior, y el resul- 
tado, así como la temperatura del aire en el momento de la ob- 
servación, servían para calcular la altura del punto sobre el nivel 
del mar. Como no habia observaciones correspondientes, se em- 
I)leaba en el cálculo por presión al nivel del mar, la média que 
correspondía al mes en que se hacia la observación, tomándola 
también por las latitudes del Istmo, y por temperatura del aire 
á ese mismo nivel, se usaba la média anual que se ha obtenido 
para nuestras costas. Siempre se i^rocuró hacer la observación á 
medio dia ó poco después, i^orque á esa hora corresponde i^róxi- 
mamente la presión média del dia, y cuando se hacia á otra ho- 
ra, se le aplicaba una corrección para reducirla á la média. 
Haciendo uso del hipsómetro con todas estas precauciones, he 
obtenido resultados muy aceptables en los trabajos de reconoci- 
miento, y creo que no debe perderse esto de vista en un país poco 
explorado y que presenta tantas dificultades para el trasjoorte de 
instrumentos delicados. Hay sí que comx)arar el instrumento con 
un buen barómetro de mercurio á diversas alturas para formar una 
tabla de correcciones, y repetir también las comparaciones siem- 
pre que se i)ueda, pues, como todos los termómetros, está sujeto á 
la variación del cero. Nunca encontré los resultados anormales, 
y aun puede decirse disparatados, que se le han atribuido por al- 
gunos autores, y como prueba de ello consigno en seguida las di- 
versas alturas sobre el nivel del mar, de algunos puntos situados 
á la orilla del rio Chicapa, obtenidas por medio del hipsómetro. 
La Venta de Chicapa 26™4 
San Miguel Cbimalapa 123. 4 
Barómetro reducido á 0° 
Hipsómetro 
Corrección 
0^7605 
0. 7738 
0. 0133 
Rancho Sitio Viejo. . . 
Rancho El Cacaotal 
Rancho de Scarce 
243. 4 
302. 8 
435. O 
