ANALES DEL MINISTERIO DE F0:MENT0. 429 
ALTAZIMUT. 
En este instrumento tenemos que determinar el valor de una 
revolución en cada micrómetro del ocular, el valor angular de 
una división tanto del nivel fijo como del montante, los interva- 
los ecuatoriales de los hilos y el error de colimación. Comenzaré 
por el nivel fijo paralelo al círculo vertical. El método que he em- 
pleado es el que consiste en hacer recorrer la burbuja un cierto 
número de divisiones, visando un punto hácia el horizonte á una 
distancia considerable y haciendo la lectura de los micrómetros 
del círculo vertical en las dos coincidencias establecidas en cada 
una de las dos posiciones distintas del nivel. Hice varias obser- 
vaciones variando el número de divisiones rocorridas, así como 
también el punto de mira, habiendo quedado este la primera vez 
como á cinco leguas de distancia, y la segunda como á tres le- 
guas. Voy á poner solamente los resultados de dos observacio- 
nes, por ser su promedio enteramente igual al que resultó de to- 
das las hechas. 
