ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
431 
vale á 0''602. El otro inicrómetro también está dividido en 100, 
pero el valor de una de sUvS revoluciones es distinto y fué deter- 
minado de la manera siguiente: 
Puesto el micrómetro en cero y visando un punto muy distante, 
pero perfectamente definido, hice la lectura del círculo vertical. 
En seguida le hice dar sucesivamente al micrómetro 5, 10, 15 
y 20 revoluciones que son las que permite, haciendo otras tantas 
lecturas, después de establecida la coincidencia del hilo con el 
punto de mira por medio del tornillo de aproximación del an- 
teojo. De esta manera obtuve los resultados siguientes: 
Con excepción de la última, se ve que la concordancia no puede 
ser más perfecta, y como en las cinco últimas revoluciones repetí 
la observación y obtuve el mismo resultado próximamente, infie- 
ro que en esta parte hay una ligera imperfección, y aun no me será 
muy difícil lo que me propongo hacer después, en qué punto del 
tornillo micrométrico existe aquel defecto, para poder eliminarlo 
cuando llegue el caso de hacer observaciones en aquel punto. 
Por lo expuesto se ve que á una revolución del tornillo micro- 
métrico que mueve el hilo horizontal le corresponden 101^^ de va- 
lor angular, siendo el de una división de V'Ol. 
Eéstame hablar de los intervalos ecuatoriales de los hilos de 
la retícula. Se compone esta de nueve hilos dispuestos de la ma- 
nera siguiente : Partiendo del hilo central, los que le siguen inme- 
diamente á uno y otro lado distan de aquel muy próximamente 
los dos intervalos simétricos contiguos tienen un valor de solo 1', y 
los otros cuatro, que son los dos últim.os de cada lado, llegan á 3^ 
De aquí resulta que, si prescindimos de los dos hilos que dividen 
los dos intervalos del centro en intervalos de 2' y 1^, tendremos 
seis intervalos iguales de 3' cada uno. 
El micrómetro de la retícula, una vez conocido el valor de sus 
revoluciones y divisiones, nos puede servir pefectamente para de- 
terminar el valor de cada uno de los intervalos entre sí, como tam- 
bién para destruir ó determinar con toda precisión el error de 
Micrómetro. Diferencias. 
En O 
„ 5. 
„ 10 
„ 
„ 20 
