432 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
colimación deduciendo después el valor de los intervalos ecuato- 
riales. Para lo primero se ponen los anillos del tornillo micro- 
métrico en<}ero, tanto el que marca revoluciones completas como 
el que da fracciones de estas. En este caso, la retícula queda en 
su mayor distancia posible del centro del anteojo hácia uno de 
los lados. Se visa entonces un punto distante y bien definido 
de manera que coincida perfectamente con el hilo que esté más 
inmediato al centro del anteojo; se le da vuelta en seguida al 
tornillo micrométrico haciendo la lectura correspondiente en la 
coincidencia de cada uno de los hilos con el punto visado, obte- 
niendo por consiguiente de una manera muy fácil el valor de cada 
uno de los intervalos. 
El tornillo es susceptible de dar 20 revoluciones que es el nú- 
mero en que está dividido el anillo que marca estas; de manera 
que, puesto en el número 10, la retícula se halla en el centro del 
campo del anteojo, y coincidiendo, ó por lo menos muy próxima- 
mente, el hilo central con el eje óptico. Si la coincidencia fuese 
completa, el error de colimación del hilo central seria nulo en 
aquella posición del tornillo ; si no lo fuese, se comprende desde 
luego la manera fácil de destruir todo error, pues que una vez de- 
terminado este por alguno de los métodos conocidos, se deduce 
inmediatamente la cantidad que debe moverse el tornillo y el sen- 
tido en que debe hacerse para establecer la coincidencia del hilo 
central con el eje óptico. Para proceder con orden presentaré 
los resultados de las observaciones hechas sobre el valor de los 
intervalos ecuatoriales, comenzando por el hilo de la derecha en 
la posición directa, ó sea puesto el anteojo en el meridiano y luz 
al O., el primero que recorre una estrella en su paso meridiano. 
Para esto he observado el paso completo de 25 estrellas cuyos 
datos todos seria demasiado extenso incluir en esta Memoria, 
contentándome con poner los resultados siguientes: 
