420 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
ruedas de ejes fijos en el muro circular inferior j éste descansa á 
su vez sobre un sistema de bóvedas apoyadas sobre el muro ex- 
terior del templo. La ventana de la cúpula que se extiende á poco 
más de un cuadrante y con un ancho de 1°'20, tiene tres divisio- 
nes cubiertas por hojas que resbalan unas sobre otras. El punto 
más alto de la cúpula es de 7'^21 sobre el pavimento. El movi- 
miento de la cúpula se produce por medio de un manubrio que 
comunica con una combinación de ruedas dentadas, engranando 
una de ellas en una cremallera fija en la parte cilindrica movi- 
ble. El poste que recibe el instrumento es de granito, cuya ma- 
yor altura sobre el pavimento es de 2'"90j tiene un basamento de 
O^'SS de altura, descansando además sobre otro de O'^IS. El poste 
de granito pesa 14,000 libras. El centro del instrumento queda á 
3'"2o de altura. El anteojo tiene 9 pulgadas francesas de abertu- 
ra, ó sean 0"'244 y 4'°328 de distancia focal j el tubo de madera li- 
geramente cónico. El eje horario tiene 0"09 de diámetro, y V^12 
de longitud j el diámetro del círculo horario es de 0'"40 con divi- 
siones en lámina de plata de 40 en 40 segundos de tiempo^ el no- 
nius da de segundo en segundo. El tubo de declinación es de fier- 
ro fundido de O'^OO de largo j el círculo de declinación tiene O^'SO 
de diámetro, con divisiones de 5' en 5^, y un nonius que aproxima 
de 4'^ en á^': este círculo va acompañado de otro que sirve para 
fijar el instrumento en declinación. Los hilos de los micrómetros 
están dispuestos de manera que pueden parecer oscuros en un 
campo iluminado, ó brillantes sobre un fondo oscuro. ]N"o se ne- 
cesita diafragma para obtener mayor claridad, pues sólo cuando 
se quiere disminuir el efecto de la oscilación del aire, se usa con 
ventaja un diafragma de 5 pulgadas. 
En el departamento meteorológico vi un meteorógrafo idénti- 
co al que existe en nuestro Observatorio Central de Palacio, no 
teniendo aquel más diferencia que la de ofrecer 6 indicaciones 
para los vientos en lugar de 4. 
El grande ecuatorial fué destinado desde luego á los estudios 
sobre las estrellas dobles, determinando el P. Secchi una nueva 
medida de sus posiciones recíprocas, y fijando sobre todo su aten- 
ción en las estrellas más australes. En vista del ex:celente po- 
der óptico del anteojo, se dió con él más ensanche á las observa- 
