178 
J. A. C. OUDEMANS F.T J. BOSSOIIA. 
Gaulée pour mesurer les distances des étoiles en valeur angulaire ne 
lui a pas réussi. On se demanderait plutôt si Galilée a fait l'essai de 
la méthode qu'il recommande. 
M. J. A. C. OuDKMANs a fourni les moyens de vérifier les calculs précé- 
dents en mesurant au moyen d'un sextant, aussi exactement que possible, 
la valeur angulaire d'objets qui couvraient complètement le champ d'une 
lunette hollandaise. Il a l'avantage d'avoir à Utrecht pour voisin M. J. 
A. KocH, médecin en retraite, qui occupe ses loisirs à construire des 
instruments d'optique et a acquis dans cet art une grande habileté. 11 a 
suffi de lui exprimer le désir de pouvoir essayer des lunettes hollandaises, 
comme celles dont se servaient Galilée eu Makius, pour les obtenir de 
son obligeance dans deux ou trois jours. M. Oudemans en a essayé trois, 
dont les objectifs avaient des distances focales de 65, 86 et 125 centi- 
mètres: l'oculaire était le même pour les trois instruments, savoir de 
2,08 centimètres; on en déduit les valeurs suivantes: 
Grossissement G 31 41,3 60 
distance des verres d 629,2 839,2 1229,2 mm. 
L'observateur tenait l'œil fixé aussi près que possible de l'oculaire. 
Mais, comme la distance de l'image de la pupille à la cornée est de 2,5 
millimètres, on ne peut guère évaluer à moins de 3 millimètres la dis- 
tance de l'image de la pupille à l'oculaire. La pupille de l'observateur 
(M. Oudemans) est remarquablement étroite et d'ajn'ès lui n'atteint pas 
tout à fait 2 millimètres. C'est pourquoi nous avons préféré vérifier les 
observations relatives au champ, en calculant le diamètre ji; de l'image 
de la pupille d'après chacun des groupes d'observations, inscrites dans 
le Tableau de la page suivante. Nous obtenons ainsi : 
p = 1,95 mm. 
1,90 
2,05 
moyenne 1,97. 
Avec la moyenne nous avons calculé le champ pour chaque observa- 
tion afin de le comparer à la valeur observée. 
