EXAMEN DE QUK.f.QUES SPECTRES INFRA-ROUGES. 
103 
c( il n'y il donc rien d'étonnant à ce que le pile thermo-électrique fut 
iibaiidoiméc piir lu plupart des physiciens après 1880, lorsqu'on eut 
trouvé des moyens nusillcurs. 
Pourtant M. Rubens ') réussit à donner à la pile thermo-électrique 
une forme sous laquelle elle ne prc'scntait pas ces défauts, et était même 
beaucoup plus sensible. En construisant sa pile, M. Rubens partit de 
ridée ^) qu'il y avait tout avantage à donner aux soudures illuminées 
une faible capacité calorifique, et qu'il était nécessaire de rendre la 
masse aussi ])ctite que possible. Comme métaux il choisit le fer et le 
constantan, dont il souda ensemble des lils de 0,1 mm. d'épaisseur, et, 
pour augmenter la surface exposée au rayonnement, afin d'obtenir une 
plus forte élévation de température, il munit les soudures de petites 
])laques d'argent de 1 mm. de diamètre. Les autres soudures furent 
placées non ])as derrière, mais à côté des soudures éclairées. Le petit 
instrument ainsi obtenu, combiné à un galvanomètre sensible, satisfit 
pleinement. 
Quelques années auparavant, M. Boys ^) avait déjà construit un 
couple thermo-électrique très sensible, qu'il ne se proposait pas de com- 
biner avec plusieurs autres semblables pour en faire une pile, mais qui 
constituait une des parties de son radiom,icrom,èfre. Le principe de cet 
instrument, proposé pour la ])remière fois par d'ARsoNVAL ''), consiste 
dans la réunion du galvanomètre et du thermo-élément en un seul 
instrument. Dans la forme que lui donna M. Boys , un petit cadre 
en cuivre, auquel sont soudées les extrémités d'un couple formé de deux 
petits bâtons de bismuth et d'antimoine, est suspendu à un mince fil de 
([uartz, dans un champ magnétique. La soudure des deux bâtonnets 
porte une mince plaque de cuivre, couverte de noir de fumée. Si cette 
plaque est exposée au rayonnement, il se produit un courant thermo- 
électrique et le cadre dévie dans le champ magnétique. Un petit miroir, 
relié au cadre, permet de lire les déviations. M. Paschen ^) perfec- 
tionna l'appareil en remplaçant les métaux purs par des alliages de 
bismuth et d'antimoine, et en remplaçant le cuivre par de l'argent. 
') H. Rubens, Zeitschr. frn- Insir., 18, 65, 1898. 
') M. Boys l'avait déjà appliquée dans son radiomicromètre. 
') C. Y. Boys, Proc. Roy. Soc, 42, 189, 1887. 
*) A. d'Arsonval, Soc. franç. (Je phys., 188G, 30 et 77. 
') F. Paschen, Wied. Ann., 48, 275, 1893. 
