lOXAMEN !)K QUMLQUES SPECTRES INFRA-ROUGES. 
105 
terrestros. 11 dccouvrit (pie dans le spectre infra-rouge des flammes les 
produits de la coinbustion présentent une émission spécificpie. 
Pour compléter cet aperçu^ je mentionnerai encore trois instruments, 
tout :\ fait dillereuts des précédents, qui ])erinettent d'étudier le rayon- 
ncmeut calorifique, et qui ont été simplement proposés, ou employés 
seulement par ceux (jui les ont imaginés. Ce sont le iasimeire d'EursoN, 
le specirophone de Bell et le m,icroradio7nèi re de Weber. Sous la forme 
(pie leurs auteurs leur ont donnée ils ne conviennent pas bien ])our des 
observations spectrales. 
Pour l'examen du spectre infra-rouge jusqu'au-delà de 1,6 [m, nous 
avons donc à choisir entre quatre méthodes qui permettent d'observer le 
rayounement; la pile thermo-électrique de Eubens, le radiomicromètre 
de Boys, le radiomètre de Nichols et le bolomètre de Langley. 
.\u ])oint de vue de la sensibilité ils paraissent avoir à peu près la 
même valeur. Aussi n'est ce pas tant la valeur absolue de l'écart pro- 
duit par un certain rayonnement qui détermine Tavantage d'une des 
méthodes sur les autres, que la précision et la rapidité de l'indication, 
et sa certitude par la faiblesse des influences perturbatrices. 
Le trouble produit par des trépidations, qui se font nécessairement 
sentir dans tout laboratoire situé dans le voisinage de grandes voies de 
communication, a à peu près la même influence sur les divers instru- 
ments. Aussi des obstn-vations subtiles ne sont-elles possibles que grâce 
à la méthode de suspension, préconisée par M. Junus 
Un deuxième trouble, qui rend difficiles les observations à l'aide de 
galvanomètres (à aiguille) sensibles, est produit par des variations dans 
le champ magnétique terrestre. Ce trouble peut-être éliminé pour une 
grande partie en faisant usage du galvanomètre de MM. Dubois et 
RuBENs -), oii une triple cuirasse de fer réduit au millième à peu près 
rintensité du champ magnétique terrestre, donc aussi ses variations. 
Il est vrai que le radiomicromètre et le radiomètre sont indépendants 
de ce facteur. Mais ils pr('sentent par contre cet inconvénient, que dans 
tous deux la partie recevant le rayonnement est en même temps la 
partie mobile qui mesure le rayonnement. Pour éviter l'influence des 
') W. H. .TrLius, Wted. Ann., 56, 61, 1895; voir aussi Drudes Ann., 
5, 206, 1005. 
') H. Dubois imd H. Rubens, Zeilschr. f. Inslr., 20, 65, 1900. 
