106 
W. J. H. MOLL 
trépidations^ les deux appareils doivent être suspendus, et alors la 
situation occupée par la partie sensible dans le spectre n'est plus inva- 
riable. D'ailleurs, comme je me proposais d'enregistrer les spectres 
calorifiques, riustallation d'un de ces instruments dans le voisinage 
immédiat du spectromètre aurait eu des inconvénients d'ordre 
pratique. 
Tl me restait donc ;\ choisir entre le boloraètre et la pile thermo- 
électrique; voici les considérations qui ont tixé mon choix sur le dernier 
instrument. 
La sensibilité des deux a])pareils est telle que des variations de 
, ^ ?" , ^ de desvé dans la partie irradiée produisent un écart nettement 
100000 * ' ^ 
accusé de l'aiguille galvaiiométrique. Mais pour cela il faut évidem- 
ment prendre des précautions spéciales , pour se garantir contre des 
influences de température extérieures. Or, dans le bolomctre, les bandes 
métalliques ne sont suffisamment sensibles au rayonnement que si elles 
sont traversées par un courant, qui élève la température notablement 
(1 à 2 degrés) au-dessus de celle de reuceinte. Mais cet échaufFement 
se communique à l'air environnant, ce qui produit des circulaticms dans 
l'appareil. Aussi tous les observateurs qui ont opéré avec un bolomètre 
ont-ils insisté sur les désagréments qu'ils ont éprouvés d'une variation 
irrégulière du zéro du galvanomètre. 
Comme cette cause de perturbation n'existe pas dans la pile 
thermo-électrique, j'ai doiiné, ceteris paribus, la ])réfcrence à cette 
dernière. 
L'examen d'un spectre calorifique revient à exposer au rayonnement 
la partie sensible, étroite, de l'appareil, successivement en divers 
endroits du spectre, à noter l'endroit et à observer l'écart de la partie 
mobile à l'aide d'une lunette avec échelle. Plus le faisceau des diverses 
espèces de rayons qui frappent simultanément la partie sensible est 
étroit, et plus sont petits les déplacements qu'on donne à cette partie 
pour parcourir le spectre, plus est exact le jugement que l'on peut se 
faire de la distribution du rayonnement calorifique. Du reste, pour que 
l'on puisse avoir confiance dans les résultats obtenus, il est nécessaire 
de répéter de temps en temps une même série d'observations. 
Mais ces interminables lectures sont ennuyeuses et surtout excessi- 
vement fatigantes. Voilà pourquoi, dans le choix des moyens et la con- 
