EXAMEN ni-; QUKUilJIOS SPECTRES IJN PRA-KOUGES. I i I 
microscopes avec, micromètre à lils permettent de faire les lectures à 
1" nominalement. J'en ai fait un spcctronu^-tre à miroir, a.vec installa- 
tion automatique du prisme à la déviation minima, suivant une méthode 
préconisée par Wadsworth '). 
J'ai dû ])our cela y apporter les changements suivants. Le bras 
fixe du collimateur fut muni d'un statif mobile pour le miroir argenté 
concave »S, . Le bras mobile de la lunette, qui pouvait être fixé à 
l'aide d'une vis au lourd pied de l'instrument, reçut également un 
support mobile pour le miroir argenté concave S.^. Un des micros- 
copes fut enlevé de son support et remplacé par une monture T// 
renfermant la pile thermo-électrique. Je conservai le deuxième micros- 
cope M. Au pied de l'instrument je fixai encore un cinquième 
bras, portant une table mobile dans toutes les directions; c'est sur 
cette table que se trouve la fente A. Ainsi donc la fente et la pile 
thermo-électrique, aussi bien que les deux miroirs concaves et le mi- 
croscope, sont fixés au pied de l'instrument. Il n'y a plus de mobile 
que la table E du spectromètre, portant le prisme F et le miroir 
argenté plan S^, et le cercle divisé qui participe au mouvement de la 
table K 
La fente J est placée dans le plan focal principal du miroir S^ . Le 
prisme P reçoit donc un faisceau de rayons parallèles, qui, après 
réfraction et dispersion dans le prisme, vient frapper le miroir plan 
et ensuite le miroir concave S^. Dans le plan focal piincipal de se 
trouve la pile thermo-électrique, qui reçoit donc une image mouochro- 
matique de la fente. 
L'emploi de miroirs au lieu de lentilles présente le grand avantage 
d'exclure l'aberration chromatique, de sorte que l'image de la fente 
reste nette pour des radiations invisibles. D'ailleurs le travail optique 
de miroirs de verre argentés peut être plus parfait que celui de lentilles 
de sel gemme , dont l'emploi exige d'autre part des précautions 
spéciales. 
Si l'on fait tourner la table U, donc aussi le prisme et le miroir plan, 
la pile thermo-électrique est frappée successivement par diverses parties 
du spectre. Si la position du prisme est choisie de telle façon que pour 
une espèce de lumière déterminée le faisceau de rayons concentré sur la 
pile a subi dans le prisme le minimum de déviation, on aura, en tour- 
') Voir e. a. Kayser, Handbuch der Spectroscopie , I, 531, 1900. 
