W. .). H. MOLL. 
liant coiijoiuteineut le prisme et le miroir plan, satisfait à la même 
condition pour toute autre radiation venant frapper la pile. 
Il est recommandable de faire en sorte que le plan bissecteur de 
l'angle réfringent du prisme coupe le miroir .S'.j suivant l'axe de rota- 
tion du spectroraètre. Dans ces conditions-là seulement on est certain 
que la portion du faisceau de rayons réfléchi par le miroir plan, qui 
vient frapper la pile après concentration par le miroir S., , tombe sur 
'S'^ toujours dans la même direction. Si cette condition n'était pas satis- 
faite, le faisceau de rayons, central ])ar rap])ort à S., pour une espèce 
de rayons d('terminée, ne serait ])lus central pour une autre espèce de 
rayons, après rotation de la table du sj)ectromètre. 
Le prisme est placé sur une plaque mince en ébonite, mobile sur la 
table /i de telle façon que chaque point décrit un cercle autour de 
l'axe du spectroraètre. Sur cette plaque le prisme est placé de telle 
manière que la bissectrice de l'angle réfringent coupe l'axe du spectro- 
raètre. En déplaçant la plaque le prisme peut être installé corarae on 
veut. Le rairoir plan est fixé dans un supjjori mobile / ; on a pris soin 
de placer l'axe du spectromètre dans le plan du miroir. A l'aide d'une 
vis micrométrique et d'un ressort on peut faire tourner le miroir de 
petits angles. 
Yoici de quelle façon on installe le prisme et le miroir. En déplaçant 
la plaque d'ébonite qui porte le prisme, on constate visuellement si la 
position du minimum de déviation est atteinte pour une es])èce de rayons 
déterminée, p. ex. pour la lumière de sodium. Puis on tourne le miroir 
plan jusqu'à ce que le faisceau de rayons vient frapper centralemeut le 
miroir concave S^; enfin on installe ce rairoir S2 de telle façon que la 
raie D tombe sur la pile therrao-électrique. Quel que soit alors l'angle 
dont on fait tourner la table A\ ce sont toujours des rayons déviés au 
minimum qui tombent sur la pile thermo-électrique. 
La table du spectromètre tourne au moyen d'une vis tangente 
L'écrou est assujetti au cercle divisé,, et la vis d'acier C, dont la 
longueur est d'environ b cm., la section 12 mm. et le pas 0,^3 mm., 
est portée par un lourd bras relié au pied du spectromètre. Je ferai 
remarquer que par le mouvement d'une glissière on peut se servir 
de diverses parties de la vis. La vis est reliée par une transmission à 
la Cardan à un système de roues dentées li, accouplé à son tour par 
l'intermédiaire d'une corde à un deuxième système de rouages H', mû 
par un poids. Le mouvement peut être produit et arrêté par un déclan- 
