EXAMEN DE QUELQtTRS SVKOTRKS 1 NFRA-ROlKiKS. 
113 
chement électromagnétique, après que la vis Ta fait préalablement une 
Traction de tour, que l'on peut choisir (Favance. Dans les mesures déli- 
nitives je donnais à la vis. après déclanchenieni , '/lo '^'^ tour. A Fin- 
térieur du système R un contact électrique se produit après chaque 
dcclancliemcîut, dc])laçant raigiiillc d'un coni])teur Z. Sur ce compteur 
je pouvais donc lire le nombre de „déplacements" du spectromètre. 
Le spectromètre avec sa vis et ses rouages a été construit sur mes 
indications par la „Nederlandsche Instrumentenfabriek" à Utrecht, 
sous la direction de M. le Dr. N. G. van Huffkl. L'instrument a 
pleinement satisfait à tous les points de vue. 
La f"i/fe. est formée par deux plaques en cuivre rouge; sa largeur 
peut être réglée de la façon ordinaire par une vis et un ressort. Devant 
la fente se trouve une cuve ù eau B, traversée par un courant d'eau 
froide pendant les observations; dans cette cuve il y a une petite ouver- 
ture, par oii les rayons venant du miroir S peuvent atteindre la fente. 
Devant cette ouverture il y a un volet mobile, permettant d'intercepter 
ou de laisser passer les rayons à volonté; le volet porte une marque bien 
nette, sur laquelle il faut que l'image de la source rayonnante se pro- 
jette pour que les rayons traversent l'ouverture de la cuve lorsque le 
volet est relevé. Le mouvement du volet est commandé par un petit 
électromoteur X; j'ai fait en sorte que ce mouvement se produise sans 
secousses, pour éviter des trépidations de la fente. 
Les miroirs concaves ont été fournis par la maison Reinfelder et 
Hertel. Ce sont des miroirs de verre argentés, de 9 cm. de diamètre 
et 140 cm. de rayon de courbure. Les statifs qui les portent permettent 
de les déplacer dans un sens vertical et de les tourner autour d'un axe 
vertical ou horizontal. Le miroir plan était un morceau de verre à 
glace choisi dans ce but, argenté et poli '). 
Le prisme de sel gemme a été fourni par MM. Steeg et Reuter. 
Les faces réfringentes ont une surface de 7 X 7 cm.; l'angle réfringent 
est de 60°5'0". Son travail optique était parfait; il décomposait aisé- 
') Voici une méthode bien simple, que j'ai appliquée avec succès pour obte- 
nir de bons miroirs d'argent. Le morceau de verre est recouvert d'une triple 
couche d'argent, par le procédé bien connu de Bôttger. Quand la couche 
d'argent est bien sèche, on la polit au moyen d'un tampon de peau de chamois 
portant beaucoup de rouge à polir et d'alcool. On ne polit pas plus d'une 
minute. Finalement on enlève le rouge au moyen d'un disque recouvert d'un 
linge doux et tournant très rapidement. 
AttCHITES NÉEBLAND AISES, SERIE II, TOME XIII. 8 
