lU 
W. .T. H. MOT,I,. 
ment la raie f). L'humidité de l'air m'a donné bien moins d'ennuis que 
je n'aurais cru au commencement. Je prenais bien soin de recouvrir la 
table du spectromètre, après cliaquc série (robservations, iTune cloche 
de verre contenant une substance hygroscopique, et anx jours liumides 
il fallait chaufl'er le laboratoire pour maintenir l'état hygrométrique 
au-dessous de 75 '/q, mais comme j'ai pu exposer le ])risme pendant 
des heures successives à l'atmosphère encore assez humide, sans qu'il 
en ressentît l'influence, il devait être fort peu hygroscopique et ne con- 
tenir par conséquent qu'une petite quantité de chlorure de magnésium. 
Ce n'est qu'au bout de deux à trois mois d'usage que les surfaces par- 
faitement limpides se recouvrirent d'un léger trouble '), qui disparut 
d'ailleurs par un polissage très sommaire 
L' enveloppe du specfroinMre. Pour exclure toute radiation lumineuse 
ou calorifique étrangère, et faire disparaître le plus vite possible des 
différences de température éventuelles entre les diverses parties de l'in- 
strument, j'ai recouvert le spectromètre, un peu au-dessus du cercle 
divisé, d'une boîte en zinc. Celle-ci enveloppe les miroirs, la table et 
le microscope; le fond est percé d'ouvertures dans lesquelles passent 
les deux statifs portant les miroirs et le pied de la table. Des trous dans 
le fond et dans le couvercle permettent de lire au microscope les divi- 
sions du cercle gradué, éclairé au moyeu d'une petite lampe à incan- 
descence. Les rayons pénètrent par une petite ouverture latérale, 
tandis qu'une autre petite ouverture laisse passer la monture de la pile 
thermo-électrique. 
Cette enveloppe ne protégeait pas encore suffisamment la pile contre 
les courants d'air inévitables, même quand sa monture était soigneu- 
sement empaquetée dans de l'ouate. Voilà pourquoi j'entourai tout l'in- 
strument d'une seconde enveloppe de carton, fermée de tous côtés. 
') Ce trouble affaiblissait les rayons visibles bien plus que les rayons infra- 
rouges. 
*) Pour le polissage du prisme de sel gemme, je me servais d'un morceau de 
verre à glace recouvert de fine mousseline; ce tissu servait uniquement à garder 
dans ses mailles la matière polissante. Comme telle je me servis de préférence 
de rouge à polir, en suspension dans l'alcool et que je projetais avec l'alcool 
en fine pluie sur la plaque. Je répétai cette opération plusieurs fois, attendant 
chaque fois que l'alcool fut évaporé, jusqu'à ce que la plaque fut colorée 
en rouge clair. Chaque fois qu'une face du prisme devait subir le polissage, 
j'humectais la plaque de cette façon et j'y promenais lentement le prisme, 
sous légère pression, jusqu'à ce que l'alcool fut complètement évaporé. 
