116 
\V. J. H. MOLL. 
que les soudures irradiées perdissent peu de chaleur par conduction. Il 
est vrai que par là la résistance de la pile devenait assez considérable 
(environ 12 ohms), mais cela if était pas un désavantage. Une résistance 
plus faible aurait rendu nécessaire une sensibilité plus faible du gal- 
vanomètre , à cause de l'augmentation de Tamortissement électro- 
magnétique. 
Je n"ai pas cherché à diminuer la conduction et la convection de la 
chaleur par l'air, en plaçant la pile thermo-électrique dans le vide, ])arce 
que je ne disposais pas d'une machine pneumatique à fonctionnement 
continu, et aussi parce que des expériences préliminaires ne me ])résa- 
geaient que de faibles avantages. 
La pile thermo-électrique avec sa fente est montée dans une lourde 
boîte en cuivre, fermée jmr derrière par une plaque. La boîte est prise 
dans une monture TJi (planche II), où on peut la tourner de manière à 
rendre la fente parallèle aux raies spectrales. Un conduit conique dans 
un prolongement de la monture Th laisse tomber sur la pile unique- 
ment les rayons venant du miroir S.^. 
Le galvanomètre. 
Un galvanomètre :\ triple cuirasse de Dubois-Rubens, construit par 
la maison Siemens et Halske, sert à mesurer le courant ])roduit par 
le rayonnement. Il est suspendu par trois fils dans un statif en bois, 
au-dessus d'un pilier à fondements solides. Le statif en bois est couvert 
de papier, ne laissant libre qu'une ouverture correspondant au miroir du 
galvanomètre. Il est étroitement entouré d'ailleurs d'une boîte en car- 
ton, reposant sur le ])ilier, et munie d'une fenêtre en face du miroir. Le 
couvercle est percé de trois ouvertures qui laissent passer les trois fils 
de suspension; le statif et le galvanomètre sont ainsi entièrement libres. 
Le but de cette boîte en carton est d'abord de protéger le galvanomètre 
contre des courants d'air, et ensuite d'amortir des mouvements lents 
du statif; cet amortissement pneumatique a pleinement satisfait. 
Le système magnétique et un petit miroir plan de 4 mm. de diamètre 
sont suspendus à un très mince fil de quartz. Le poids total est de 
•30 milligrammes environ. 
Je donnais aisément au galvanomètre la sensibilité voulue au moyen 
des deux aimants directeurs extérieurs, (une manipulation qui se faisait 
par une petite porte dans la boîte eu carton), en me servant d'un sole- 
