KXAMEN DK QUELQUES SPECTRES INFRA-ROUGES. 
117 
noïde sans noyau en fer. Ce solénoïde est place sous le galvanomètre, 
de telle façon que, quand il est traversé par un courant électrique, 
il produit un champ qui donnerait au système magnétique la position 
symétrique s'il n'y avait pas d'autres forces magnétiques. Si dans 
l'iustallation des aimants directeurs on a perdu l'orientation, il suffit de 
lancer un courant dans le solénoïde pour ramener le système dans la 
direction de la position symétrique. Il est encore plus simple de lancer 
le courant continuellement jiendant le déplacement des aimants; quand 
après déplacement le système est revenu dans la position symétrique, il 
y reste après rupture du courant. 
Les deux bobines du galvanomètre, combinées en série, ont une 
résistance de 10 olims. La sensibilité fut rendue telle que, quand la 
pile était intercalée dans le circuit, le mouvement du système magné- 
tique était presque apériodique. Je n'ai donc pas appliqué d'amor- 
tissement par l'air. Dans cet état de sensibilité, un courant de 10~^ 
amp. donnait un écart de 90 mm. sur une échelle, distante de 1 m. 
du miroir; la durée d'une oscillation complète était, à circuit ouvert, 
de 12 sec. 
'Malgré la perfection du mode de suspension, j'ai eu fort à soixff'rir 
de r„agitation"' du galvanomètre. Aussi longtemps qu'il y avait un va 
et vient de voitures dans le voisinage du laboratoire, je ne pouvais pas 
faire d'observations précises, et même je n'obtenais de bons résultats 
que dans les nuits où il n'y avait pas beaucoup de vent. Il vint s'y 
ajouter dans les derniers temps les troubles produits par le tramway 
électrique, qui passe tout près du laboratoire. Malgré qu'il fût soigneu- 
sement cuirassé, le galvanomètre réagissait encore si fortement sur les 
courants vagabonds, que je ne pouvais pas songer à commencer mes 
mesures avant la cessation complète de la circulation des tramways. 
La cuirasse du galvanomètre présentait souvent un changement dans 
son état magnétique. C'étaient surtout des changements de température 
qui étaient la cause de la „inigration des pôles". Il en résultait une 
variation continue du zéro et de la sensibilité. Ces variations étaient 
faibles pendant une série d'observations, mais d'un jour à l'autre elles 
étaient parfois considérables. Pour le réglage de la sensibilité, le solé- 
noïde dont je parlais tantôt était très avantageux. En y lançant un cou- 
rant continu, et choisissant convenablement sa direction et son intensité, 
la sensibilité pouvait être réglée à volonté. Aussi la sensibilité est-elle 
restée la même dans toutes les observations. Les variations du zéro 
