118 
W. ,). H. MOl.L 
fureuL corrigées à l'aide d'un ;iiiniiut eu acier, place' daus le voiï>iiiage 
du galvanomètre. 
L'' enregistrement des spectres. 
Ainsi que je l'ai dit plus haut, la table du spectromètre peut être 
tournée à l'aide d'une vis tangente. La vis est reliée à un système de 
rouages qui peut être arrêté par une cheville. Cette clieville est retirée 
par un électro-aimant, et arrête de nouveau le mécanisme lorsque la vis 
a fait 7io tour; cela correspond à une rotation de la table du spec- 
tromètre de 34",;"). Telle est donc la quantité dont change, à chaque 
déplacement du spectromètre, Tangle sous lequel le faisceau de rayons 
parallèles tombe sur la première face réfringente du prisme; et la dévia- 
tion des rayons qui traversent symétriquement le prisme se modifie 
du double. 
C'est par une série de courants instantanés , qui déclanchent le mou- 
vement, que le spectre se promène sur la pile; deux espèces successives 
de rayons qui viennent frapper la pile se distinguent par une différence 
de déviation de 49". 
Earement les observations étaient visuelles; d'ordinaire les écarts du 
galvanomètre étaient enregistrés, et Texamen du spectre se faisait auto- 
matiquement. Voici quel est le dispositif que j'ai employé pour cela. 
Devant le galvanomètre [G, pl. II), à 50 cm. du miroir, se trouve 
un cylindre enregistreur de 13 cm. de longueur sur 28 cm. de cir- 
conférence; il tourne autour de son axe horizontal par un mouvement 
d'horlogerie, qui lui fait effectuer une rotation complète en 200 minutes 
Il est enveloppé d'un manteau cylindrique fixe, muni d'une fente hori- 
zontale de 12 cm. de longueur et de 0,3 mm. de largeur. Sur le cylindre 
mobile est tendue une feuille de papier au bromure d'argent, qui ne 
reçoit donc de la lumière que par l'étroite fente. Le cylindre enregis- 
treur avait été mis à ma disposition par l'Institut météorologique, grâce 
à la bienveillance de M. E. van Eveudingen. 
Sur le pilier III , une lampe Nernst N se trouve derrière une fente 
verticale dans l'écran H. La lumière émise jjar cette lampe est concen- 
trée sur la lentille L, qui forme une image nette de la fente verticale 
sur l'ouverture en fente du manteau du cylindre T, après réflexion des 
rayons par le miroir * du galvanomètre. En avant de la fente verticale 
1 y a un petit volet 0, qui peut intercepter la lumière et se relève par 
