lOXAMKN DK qUEl.QUES Sl'KCTKES 1 NHIA-HOUCKS. 
119 
l'action (riiii (îlectro-aiiiuint. Lorsque le volet est relaye, il se dessine sur 
le pujjier sensible un petit carré, (pii doime un petit point noir après 
développement. 
Dans récran // il y a encore une seconde ouverture, par où la lani])e 
Nerust envoie un faisceau, qui frappe également le miroir * après rétie- 
xion dans le prisme à réflexion totale Q. Devant ce prisme il y a un 
écran, dans l'ouverture duquel est tendu un fil vertical. La lentille L' 
forme une image de ce 01 sur une échelle divisée V, transparente. La 
tache lumineuse avec l'image du til est nettement visible à l'œil nu, et 
au moyen d'une lunette K on peut lire en fractions de millimètre la 
situation de cette image; cela rend possible, pendant les expériences, 
un contrcMe continuel du zéro et des écarts du galvanomètre. 
Afin que l'enregistrement fiit absolument automatique, j'ai employé 
une petite horloge U, munie d'un certain nombre de ressorts de contact, 
qui ferment successivement divers circuits; cette horloge effectuait avec 
grande régularité les diverses manipulations de l'observateur. 
Snp])osons que l'horloge soit mise en marche à un moment où le 
volet est abaissé (voir planche II), de sorte que la pile ne reçoit 
encore aucun rayonnement et que le galvanomètre est „au zéro"; au 
bout de quelques secondes le volet 0 se relève un instant et un point est 
marqué sur le papier sensible. Aussitôt après un courant fait marcher les 
rouages Ji et R', qui tournent la table duspectromètre de 24j",5; l'aiguille 
du compteur Z se déplace d'un cran et en même temps un courant 
traverse l'électromoteur X, qui relève lentement le volet i''et fait ainsi 
tomber les rayons sur la pile. Le galvanomètre est alors traversé par le 
courant thermo-électrique, et le miroir s se met en mouvement et atteint 
apériodiqueinent sa nouvelle position d'é(|uilibre. Un moment après le 
volet 0 se relève de nouveau, et un deuxième point indique sur le papier 
la nouvelle position d'équilibre. Le courant de l'électromoteur est main- 
tenant interrompu, le volet 7'^ s'abaisse et intercepte le faisceau de rayons, 
de sorte que le galvanomètre revient au zéro. Par là se termine un 
premier cycle d'opérations, et le deuxième commence aussitôt après. 
Entretemps le cylindre enregistreur a tourné d'un certain angle, de 
sorte que le point indiquant le nouveau zéro est venu se placer à côté 
du premier. Au bout de quelque temps se sont donc marquées deux 
séries de points, dont l'une fait connaître les zéros, l'autre les écarts 
du galvanomètre, produits par les rayonnements des diverses régions du 
spectre. 
