1 :20 W. J. H. MOLL. 
Afin de pouvoir compter avec certitude les points successifs, chaque 
fois que cinq cycles out été accomplis, la même horloge [fiance un cou- 
rant à travers une petite lampe à incandescence, placée devant la 
fente du manteau qui entoure le cylindre enregistreur. Cette lumière 
trace sur le papier un trait lin. La durée de ce courant étant alternati- 
vement longue et courte, on obtient sur le pajner, après développement, 
des traits alternativement forts et faibles, les traits forts indic^uant les 
dizaines. 
La durée d'un cycle complet était ordinairement de 36 secondes, de 
sorte qu'un spectre s'éteudant de 0,7 fj, à 6 //. pouvait être enregistré 
par 200 cycles en 2 heures. 
L'enregistreur automatique a fonctionné pendant des centaines d'heu- 
res sans aucun accroc. 
J'ai rendu sur la planche III deux de ces spectrogrammes, repro- 
duits aux ■^/4 de la grandeur originale. 
Cette méthode présente de grands avantages sur la méthode visuelle; 
en voici les principaux: 
1. La confiance absolue que Ton peut avoir dans les observations. 
2. La courte durée d'une série d'observations (importante p. ex. dans 
l'examen de sources calorifiques qui, comme l'arc électrique, subissent 
des variations continuelles d'intensité). 
3. L'absence de troubles produits par le voisinage de l'observateur. 
4. La certitude de l'interpolation pour un y/'ïo modifié. 
5. La possibilité de juger de Terreur probable par la forme de la 
„ligne du zéro". 
6. La parfaite comparabilité des diverses observations. 
3. La déduction des résultats. 
Pour faire une série d'observations, je partais toujours d'une même 
position du cercle gradué. A cet effet, je rendais la vis C libre du 
mécanisme li et j'amenais un trait déterminé du cercle gradué en coïn- 
cidence avec un des fils du réticule du microscope M. Cette manière 
d'opérer avait l'avantage que, dans les diverses séries d'opérations, des 
déplacements de même numéro d'ordre correspondaient à une même 
