EXAMEN DE QUELQUKS SPECTRES INPRA-ROUG ES. 
121 
position de in vis du spectromctre '). Mais cela ne veut pas dire que la 
pile tlieriiio-rlectriquc occupait toujours la même ])Ositioii dans le spectre. 
En elFet, Findice de réfraction du sel gemme varie assez considérable- 
ment avec la température, de sorte que cet indice aussi a une influence 
sur l'espèce de lumière qui frappe la pile. Il s'ensuit que la longueur 
d'onde de Tespèce de lumière qui correspond à des déplacements de 
laême numéro d'ordre peut varier d'un jour à l'autre. Pour pouvoir 
faire des mesures de longueur d'onde, il fallait déterminer dans le 
spectre un point fixe '^). 
J'ai emprunté un pareil point fixe à un spectre de comparaison, et 
j'ai choisi le maximum d'émission bien net de l'anhydride carbonique, 
fourni par un bec de Bunsen; comme ce maximum a été déterminé ])ar 
divers auteurs, on peut le considérer comme le point le plus exactement 
connu de l'extrême infra-rouge. M. Paschen •'') donne comme longueur 
d'onde de ce maximum 4,403 y,. D'après mon installation, je pouvais 
m'attendre a observer ce maximum entre les déplacements 160 et 170. 
Afin de l'observer en même temps que le spectre en voie d'examen, 
j'interrompais le courant du moteur électrique X pendant cette dixaine 
de déplacements, de sorte que le volet F était relevé et que la pile res- 
tait exposée au rayonnement. Pendant tout ce temps le zéro du galva- 
nomètre n'était donc pas noté; au lieu de cela, après chaque enregis- 
trement de l'écart produit par la source examinée, le faisceau de 
rayons provenant de cette source était intercepté, et la fente recevait 
l'image d"une petite ])artie d'un bec de Bunsen. De cette façon j'enre- 
gistrais sur le cylindre, outre le spectre à examiner, l'émission connue 
de l'anhydride carbonique. 
Lorsque les écarts du galvanomètre devenaient trop grands pour être 
enregistrés sur le cylindre, — ce que l'on pouvait prévoir d'après les 
observations précédentes et constater d'ailleurs sur l'échelle divisée F — , 
') Un examen préliminaire de la vis m'avait appris qu'elle préfentait une 
erreur périodique non négligeable, qui faisait que les dix déplacements con- 
stituant un tour complet de la vis n'étaient pas tous de même grandeur. Or, 
cette précaution me permettait de tenir compte de la correction, exactement 
connue . 
Une erreur ^continue" de la vis aurait été plus grave pour la déduction des 
résultats; mais j'ai reconnu que cette erreur était excessivement petite. 
La variation de la dispersion du sel gemme avec la température peut être 
négligée. 
') F. Paschen, Wied. Ann., 53, 335, 1894. 
