DÉCOMPOSITION MAGNÉTKiUK DES HAIKS SPECTIÎ.A MIS. 
277 
à lîi décomposition des raies spectrales. On a même prétendu que la mé- 
thode des franges d'interférence ])roduites par des couches argentées 
n'est pas apjjlicable à ce genre de rechercluîs. Comme em])êchement 
cajjital on considère la forte déperdition de lumière dans l'appareil de 
MM. Fabry et Pérot. La communication suivante prouve toutefois 
que cet inconvénient n'est pas insurmontable. 
2. Des deux façons d'appliquer la méthode des plaques parallèles, la 
plus simple est celle qui demande les appareils les moins coûteux et qui 
a été emj)loyée pour la mesure des longueurs d'onde par MM. Tabhv 
et PÉROï '), Lord Rayceigh ^) et M. Eversheiji ''). On se sert alors 
de la forme d'appareil que Ton nomme étalon. La distance des plaques 
argentées est constante. Les plaques sont serrées contre des pièces arron- 
dies au moyen de vis qui permettent d'exercer une pressiou variable. 
En faisant varier la pression on déforme un tout petit peu l'acier et le 
verre et l'on obtient le parallélisme parfait des plaques de verre, qui 
était déjà presque atteint par le travail soigné des pièces arrondies. 
3. La théorie de la comparaison des longueurs d'onde, à l'aide de cet 
instrument, est très simple; elle a été donnée par MM. Fabiiy et Péiîot. 
Nous l'appliipierous à la décomposition des raies spectrales dans le 
champ magnétique, notamment au cas le plus simple, à la décompo- 
sition en un triplet. 
Soit la longueur d'onde primitive de la raie spectrale, devenue dans 
la suite la raie médiane du triplet. A cette longueur d'onde corres- 
pond un système d'anneaux; soit 1\ le numéro d'ordre du premier 
anneau du centre. Le numéro d'ordre pour le milieu est alors égal 
à ce nombre entier T^q, augmenté d'une fraction s^; de sorte que 
= 1\ -\- fg. On aura ordinairement 0 <[ <^ 1- 
Le diamètre d'un anneau augmente en même temps que s. Si e est l'epais- 
2 (? 
seur de la couche d'air, le numéro d'ordre du point milieu esty^Q = — 
K 
Dans une direction qui forme un angle i avec la normale à la plaque le 
numéro d'ordre devient cosi. 
Si représente en mesure augulaire le diamètre de l'anneau , on 
') Fabuy et PiiROT, Ann. de Cliim. el de P/njs., 25, janvier 1902; C. 
27 mars 1904. Fabry et Buisson, C. /?., 16 juillet 1906. 
Lord Rayleigh, Pliil. Mng., 11, 685, 1906. 
') EvERSiiEiM, Zeitschr. f. wissenschnfll. Photofjr.^ 5, 152, 1907. 
