276 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
El altazimut do la fábrica de Trougliton y Simms, de Lon- 
dres, tiene sus círciilos con un diámetro de 2G centímetros, y sus 
lecturas se hacen con dos vernieres en cada círculo, cuya aproxi- 
mación es de 10." El nivel paralelo al círculo vertical, iinico que 
usé, tiene un valor angular de 8"5, y su radio de curvatura es 
de 37™. La distancia focal estelaria del telescopio es igual á 35 
centímetros, y su abertura objetiva de 42 milímetros. La retícula 
se compone de cinco hilos verticales y tres horizontales, siendo 
el intervalo entre los hilos horizontales extremos, de 1030." No 
agrego los intervalos de los hilos verticales, por uo haber hecho 
uso de ese sistema de hilos. 
De los cuatro oculares del instrumento solo usé el acodado, 
cuyo poder amplificador es 17 y su campo de vista i°47'. 
Este altazimut lleva una brújula cuya longitud es de 14 cen- 
tímetros. 
La colimación vertical del instrumento fué determinada en 
Duran go por 75 observaciones de estrellas, siendo los resultados 
como sigue: 
