346 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
que, aunque sin intención, puedan descomponer las delicadas pie- 
zas que lo forman. 
Para preparar el aparato convenientemente, se marca en el pié 
que le sirve de base una línea fina, paralela á la ranura en que es- 
tán los microscopios, y se trazan de trecho en trecho perpendi- 
culares á esa línea, que sirven para hacer coincidir con cualquiera 
de ellas los hilos fijos de los raicróuietros; entonces, es claro que 
colocando dos medidas que se quieran comparar con sus líneas 
de comparación en la recta trazada de antemano en el bastidor, 
colocando sus extremos bnjo los microscopios y moviendo los 
hilos micrométricos sucesivamente para que coincidan con los 
extremos por comparar, las indicaciones micrométricas darán la 
diferencia de las dos medidas en partes de los micrómetros. 
Para traducir estas partes en medidas lineales, se ve cuántas 
divisiones de cada micrómetro abraza un milímetro ó división 
pequeña del patrón con que se está comparando la regla dada, 
y fócilmente se halla lo que equivale á cada división, teniendo 
en cuenta la temperatura de la comparación de las dos medidas: 
con ella, y con los coeficientes de dilatación, se tienen todos los 
datos necesarios para saber lo que vale la medida desconocida 
en función del patrón. 
Para hacer una aplicación del uso del comparador, daré los 
detalles de las comparaciones hechas con algunas medidas, di- 
ciendo antes algo sobre el metro patrón que tenemos en la Ins- 
pección, que sirve de tipo y que es el único que como tal existe 
en el país, al menos de un modo oficial. 
Este metro patrón es de latón dorado, exactamente dividido 
en milímetros el primer decímetro, y en centímetros los nueve 
restantes. Los extremos del metro están libres en la mitad de su 
anchura, y en la otra mitad, que es la dividida, tiene unidas á tor 
nillo, dos pequeñas piezas del mismo metal que tienen por objeto 
que no se lastimen las verdaderas extremidades del metro. En 
la cara superior tiene grabado un letrero que dice: «Gambey á 
París » « Metre- Dilatation du metal i)our un degré centigrade — 
0^0000 19129.— Un sello del Conservatorio de París. 
Como se ve, la pieza está hecha por uno de los mejores cons- 
tructores de Paris, y en el expediente relativo que existe en el 
