ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
349 
El Ingeniero D. Jacobo Blanco, que compró personalmente este 
metro, (lió uu dato que no está asentado en él, que es necesario 
para el uso de la medida, y que recogió en la fábrica: el dato es 
coeficiente de dilatación por un grado centígrado 0.0000112. 
El metro no está dividido en su longitud, pero termina en cada 
extremo por un cilindro también de acero, de un centímetro, que 
está adelgazado en el último milímetro, pudieudo cubrirse todo 
el centímetro con un tapón de latón que lo protege de cualquier 
clioque; la regla viene acomodada en una caja de madera con fa- 
jas interiores de paño. 
Para someter esta medida á la comparación del metro Gambey, 
se pusieron las dos en contacto bajo los micrómetros del compa- 
rador, colocando en una de ellas un termómetro centígrado muy 
sensible. Se midió con los micrómetros la longitud de un milíme- 
tro del metro Gambey, que dió por promedio de varias medidas: 
O^OOl = 10.15 Eevoluciones. 
Después se obtuvo la ecuación siguiente, para los contactos 
de los dos extremos : 
Patrón Gambey á 23°5 = Metro americano + 1.56 Eevs. 
Como las 1.56 revoluciones valen 0'"000154, se tiene llamando 
P„ la longitud del metro Gambey á 0°, A„ la longitud del metro 
americano, m el coeficiente de dilatación del primero, m' el del 
segundo y t la temperatura de la comparación 
0.999846 P„ (l + mt) = A<, (l-¡-m't) 
y como P„ = I" m ~ 0.000019129 m' = 0.0000112, se halla fácil- 
mente 
A„=:l"000032. 
Como el metro vale á cero según la comparación de fábrica 
1°'000002, resulta una diferencia de O^OOOOaO. 
El metro seria exacto á la temperatura r dada por la fórmula 
A = A 4- A m' r 
o o 
