350 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
de donde 
A-T A,) 
Ao m' 
haciendo A - =1" se halla r~ — 209 
A otra temperatura O la longitud del metro americano será 
Segunda comparación. 
Metro de acero niimero II, de la fábrica de Fauth, con el metro 
patrón Gambey. 
El metro número II tiene el mismo origen y la misma construc- 
ción del número I. Su coeficiente de dilatación también es igual, 
y solo varía en su longitud, pues tiene grabado: 
Núm. II = 1"'00000029 at 32° Fahr. 
Puesto bajo los micrómetros, se halló tener O'^OOOOOgO menos 
que el número 1 á 23°o centígrados ; eu consecuencia vale á 0° 
A„ = 1"'000Ü22 
y como según la comparación de fábrica valia 1°000000, la dife- 
rencia es ü™000022. 
El metro seria exacto á la temperatura 
y á cualquiera otra O valdrá 
Aj = A_2o + A_2o m' {O + 2°) 
Como indiqué antes, las diferencias entre el metro Gambey y 
los metros americanos son tan cortas, que pueden estar conte- 
nidas entre los límites de los errores de comparación y construc- 
ción. Ciertamente que considerando de un modo absoluto los pa- 
trones de la ñibrica de Fauth, tienen: 1?, la omisión del nombre 
del constructor y del coeficiente de dilatación, que siempre es con- 
veniente tener en la misma pieza ; y 2?, el defecto de ser de acero, 
metal que tiene una dilatación irregular, por lo que, generalmente 
liablando, no se hacen ya patrones de él. 
