ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
351 
TEKCEEA COMPARACION. 
Katetómetro auexo al barómetro patrón construido por Ne- 
gretti & Zambra, perteuecieute al Observatorio IMeteorológico 
Central, con el metro patrón Gambey. 
La escala del Katetómetro es de latón dividida en medios mi- 
límetros, y sil coeficiente de dilatación mandado de la fábrica es 
ü"00Ü01044 por un grado de Fahrenheit, que equivale á 0.00001879 
por un grado centígrado. 
Desprendida la escala del Katetómetro, y puesta con el metro 
Gambey bajo los microscopios del comparador, se puso en coin- 
cidencia próxima la división 0.16 del Katetómetro con la 0.90 del 
patrón, y entonces la división 1.05 del Katetómetro estaba inme- 
diata á la 0.01 del patrón; de manera que se compararon 0.89 del 
metro con la longitud correspondiente del Katetómetro, no per- 
mitiendo más las otras piezas del aparato ; entonces, poniendo en 
contacto los hilos micrométricos con los extremos comjjarados, 
se obtuvo la ecuación siguiente: 
0.89 del Kat. = 0.89 del patrón — 1.27 revol. á 23°5 cent. 
A la distancia de afocamiento se obtuvo: 
O^OOl patrón = 10.401 revol. 
de donde se dedujo que 1.27 revol. = 0'"000121: entonces se tiene 
la ecuación de comparación siguiente, llamando t la temperatu- 
ra, m, m' los coeficientes de dilatación del patrón y del Katetó- 
metro, l\ la longitud del Katetómetro, correspondiente á un me- 
tro á 0°, y P„ la longitud del patrón relativa 
0.89 ( 1 + m' t) = 0.889879 P„ ( 1 -¡- m t) 
como m' = 0.00001879 m = 0.000019129, resulta 
0.89 k„ = 0^889886 
k<, = 0-999872 
