352 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
Habiendo verificado otra comparación en diverso dia y en di- 
versas circunstancias, poniendo en contacto otras divisiones de 
las escalas del metro y del Katetómetro, se obtuvo: 
0.89 del Kat. = 0.89 de patrón — 1.305 revol. á 20o8, 
siendo 0""001 patrón = 12.713 revol. 
lo que da 
12.713 revol. = 0"000103, 
y en consecuencia 
0.89 k„ =: 0.889897 P„ ( 1 + m t) 
0.89 k„ =: 0"'889903 
k„ = 0-^999891 
tomando el promedio de los valores de l\ en las dos comparacio- 
nes, se tiene = 0"'999881, valor de una longitud marcada un 
metro en el Katetómetro. 
Buscando la temperatura á la que un metro del Katetómetro 
valdría exactamente un metro patrón á cero, se llalla: 
r = 603 centígrados, 
y su longitud á cualquiera otra temperatura 6», será: 
k = k m' (0 — 603)] 
e 603 
Comparando la longitud d la temperatura á que se dividió 
el instrumento en la fiibrica, y la que tiene según la comparación 
actual reducida á la misma temperatura, resulta una cortísima 
diferencia que, como en los metros americanos, puede conside- 
rarse como el límite de los errores de observación y construcción. 
Las aplicaciones puestas creo serán suficientes para manifes- 
tar la precisión del comi)arador Negretti y la urgente necesidad 
que se tenia de ese aparato, que se conserva en la Inspección y 
del que se Lace un uso frecuente. 
La fotografía adjunta da una idea completa del instrumento. 
