ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
361 
Se compone, como se ve en el dibujo adjunto, de una barra 
recta A B, sostenida por otra D E, formando una Tcon tres tor- 
nillos de cala ó nivelantes D E F, que sostienen el instrumento, 
y que para darles más firmeza se colocan sobre tres apoyos pla- 
nos en su parte inferior y ahuecados en la superior. A la barra 
A B están unidos dos montantes que llevan dos tornillos IJ, 
que sirven de eje de movimiento á otra barra M que apoya so- 
bre un resorte P que no la deja acercarse á la barra A 5 sino ator- 
nillando el micrómetro O, que se ajusta á su tuerca, fija á la ex- 
tremidad B. Subiendo ó bajando el micrómetro, la barra il/iVse 
aleja ó se acerca á la A jB en virtud de la tensión del resorte. 
Al lado del micrómetro O está colocada verticalmente una pe- 
queña escala de marfil B, cuidadosamente dividida, que sirve 
para medir las vueltas dadas por el micrómetro. Sobre la barra 
M R hay dos correderas S U, que resbalan á frotamiento para 
apoyar el nivel que quiere examinarse y que en la figura tiene la 
letra X. Hay por último, en el aparato, un pequeño nivel .^que 
se coloca perpendicularmente á la barra A B, para nivelar el ins- 
trumento en el sentido trasversal. 
Para conocer el valor de las divisiones del micrómetro, se co- 
mienza por nivelar la barra A B jior medio de los tornillos D EF, 
sirviéndose de la posición del pequeño nivel Z, que gira sobre un 
tope vertical que le permite colocarlo en cualquiera dirección. 
Se mide en seguida muy exactamente la distancia entre el eje IJ 
sobre que gira la barra il/iVy el centro del eje del micrómetro, 
operación que puede hacerse más exactamente aún desprendien- 
do la barra il/iVdel aparato y poniéndola bajo uno micrométrico 
para comparar medidas longitudinales: esta distancia la llama- 
remos m. Se vuelve á colocar la barra MN en su posición, po- 
niéndola próximamente paralela á la barra A B. Se mueve el 
micrómetro hácia arriba ó abajo un número determinado de di- 
visiones. Si se anota su indicación al coincidir con una división 
de la escala al comenzar á moverlo, y se hace lo mismo al concluir 
con otra división, es claro que las divisiones de coincidencia de 
la escala, que llamaremos /^, en número, corresponden al número 
de divisiones andadas por el micrómetro, que llamaremos n; pero 
la cantidad lineal h no es sino la tangente del ángulo a que ha 
Tomo 1V.-40 
