ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
363 
así tenemos h = 0"'002 n = 1187.7, y para r 
n 9.63G99 
m 3.07471 
sen.l" 4.68557 
—7.39727 
h 7.30103 
r 9.90376 
r = 0"80124 
en consecuencia, el valor angular de una división del micróme- 
tro es, según este primer grupo de observaciones, r = 0"80124 
y el promedio de los 10 que se tomaron r = O "80125; como el mi- 
crómetro está dividido en 100 partes, una revolución, que llama- 
remos R, da J2=80"125, valor que hemos adoptado como defini- 
tivo. 
Para hallar con este valor el de las divisiones de un nivel, no 
hay más que colocarlo sobre los montantes S U, y hacer correr 
la burbuja por medio del micrómetro, hasta que una de sus extre- 
midades coincida con una de las divisiones que debe tener marca- 
das el tubo; se auota esta indicación y la del lado opuesto distin- 
guiéndolas por derecha é izquierda, por ejemplo, y se lee la indi- 
cación del micrómetro desde un punto de partida de la escala 
vertical; haciendo mover de nuevo la burbuja para que recorra íí 
divisiones y volviendo á leer el micrómetro, es claro que si lla- 
mamos s la diferencia de sus indicaciones en las dos posiciones, se 
tiene para el valor v, de una división del nivel 
s 
n 
Se comprende que es muy conveniente anotar las indicaciones 
de las dos extremidades de la burbuja del nivel en cada observa- 
ción, para tomar el promedio. 
Si se desea saber cuál es el radio ? de curvatura del nivel, del 
cual depende su mayor ó menor sensibilidad, no habrá más que 
medir el valor lineal de una división, para lo que es más exacto 
