ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
365 
Aplicando el valor i2 de una revolución del micrómetro 8(1" 125, 
resulta: 
v = 3"2é 
Para el radio de curvatura se halló que nueve divisiones del 
nivel abrazaban 0'°02, de donde una sola d = 0""0022, con lo que 
V 0.51055 
sen.l" 4.68557 
— 5.19C12 
d 7.34635 
2.15023 
? = 141" 
El nivel tenia, en consecuencia, divisiones de 3 "24 y un radio 
de 141"». 
Se comprende que con el Gonio'statlimómetro se puede encon- 
trar la irregularidad de curvatura de un nivel, y los defectos de 
construcción que puedan hacerlo defectuoso ó inútil. En el Ob- 
servatorio nos lia sido y es de una inmensa utilidad, al mismo 
tiempo que es de una aplicación muy sencilla. 
