82 
II. K. J. G. DU BOIS, G. J. ELIAS ET F. LÔWE. 
sèment réfléchie; il y a aussi les inconvénients résultant de ce qu'on 
appelle un „vigiietteinent" du faisceau lumineux , ])ar la nécessité de 
mettre les fentes à diverses hauteurs. 
Une forte clarté est surtout iié(tessaire dans les expériences de polari- 
sation, où il ne passe que fort peu de lumière lorsque les niçois sont 
presque croises. Il résulte de là que dans ce cas il n'y a aucun inconvé- 
nient à ce que Fappareil polarise lui-même la lumière, et il peut même 
être avantageux que chaque réfraction se produise sous l'angle de pola- 
risation; car alors il n'y a aucune perte par réflexion pour la lumière qui 
est polarisée parallèlement aux arêtes réfringentes du prisme. Dans sa 
position ordinaire l'appareil laisserait donc passer de la lumière présen- 
tant une forte polarisation ])artielle daus le sens de la verticale. 
D'âpres la loi de BiuovvsTEii,, il faut alors que l'angle réfringent des 
prismes entiers soit de (180°- — 2arct(jv); on prendra de préférence des 
prismes de ()()° (resp. 30°), correspondant à m = = ],7;3£. Dans ce 
cas on obtient pour 2 prismes entiers et 2 demi-prismes le simple schéma 
ci-contre, oii tous les angles d'incidence sont de i>{)°. 
Le verre à choisir doit satisfaire aux conditions principales suivantes: 
1°. l'indice de réfraction pour une couleur moyenne doit être à peu près 
1,73; 2°. il ne doit pas y avoir une forte absorption de la lumière 
violette; 3°. il faut que le verre soit homogène et ne j)résente pas de 
bulles; 4°. qu'il soit durable; 5°. que les blocs à tailler aient une di- 
mension suffisante. Malgn' le grand clioix que Ton a actuellement, il 
était néanmoins impossible jusqu'ici de satisfaire d'une façon satisfaisante 
à ces 5 conditions. Pour l'appareil que la maison C. Zeiss construisit au 
commencement de l'année 1907 , nous avons choisi provisoirement du 
flint lourd n°. 1771 de la maison Schott & C'®. à Jéna, pour lequel 
- 1,791; d'après ce qui précède, cela exigerait en réalité un angle 
réfringent d'un peu plus de 58° (resp. 29°). La valeur de lu de C à 
est 0,0309, d'où résulte pour chaque prisme entier une dispersion de 
4°, 4'; donc, pour la marche totale des rayons, 2 X C/î ^^ 1 4" 1 
+ V-i) X 4° 1/ = presque 25°. 
Pour que le système reste daus la position du minimum dç déviation, 
il faut que chaque prisme effectue, autour des points R, Q et P, une 
même rotation par rapport au précédent. Le prisme I reste invariable- 
ment assujetti au tube du collimateur; si tout point de II décrit un arc 
de cercle autour de F, tous les points de ÎII décrivent des cycloïdes, 
et ceux de IV des cycloïdes d'ordre supérieur; la rotation totale de III 
