APPAIMÏII- SPKOTli AI, A UTOCOLI.IMATKUIÎ. 
83 
et IV par rapport a la plaque do base est donc de 'ZiZ, resp. Hx, abstrac- 
tion faite de leur translation simultancc. 
Dans un cas pareil l'un de nous (K. L.) a c(jnstruiL avec succès, il y 
a plusieurs années, j)our un inonochroniateur en (juartz, un niécanisuie 
à roues dentées; c'est ce système que nous avons également choisi. Nous 
avons fait usage delà même installation qui avait servi à fabriquer les 
f T 
0 
formes de dents assez compliquées. D'ailleurs Hamy ') décrivit dernière- 
ment un mécanisme analogue, construit par Joimn. 
Pour plus de simplicité, le prisme II est mis en rotation par un arc 
à vis, représente schématiquement en S, en agissant sur une tige en 
bambou aboutissant à l'endroit où se trouve l'observateur. La lecture 
se fait sur le cercle C; les tablettes sur lesquelles reposent les prismes 
sont munies de pieds en maillechort, qui glissent sur une plaque de 
verre à glaces; le prisme IV est argenté à la face postérieure ^), L'angle 
réfringent de I est de 30° 40'; la face d'entrée V, de 52 X .^^ mm, 
') M. Hamy, Joum. de pliys., (4), 7, !')2, 190S; Zriixchr. f. Instr. Kiinde, 
28, avr. 1908. 
') Il serait peut-être préférable, à maint point de vue, d'appliquer un 
6* 
