81. 
il. K. ,r. G. DU lîOIS, G. J. KIJAS HT I''. LOWK. 
forme un angle cVcnviron 40' avec le front de Tonde, ce qui rejette sur 
le côté la rétlexion nuisible. L'objectif, en trois parties, a un diamètre 
de 67 mm. et une distance focale de 300 mm., de sorte que Touverturc 
numérique est '/,, . D'après le calcul, l'aberration spln'rique latérale est 
de l'ordre de 0,01 mm. Une petite |)artie de la surface antérieure con- 
vexe est noircie afin d'éviter la réHexion; des diaphragmes carrés D 
sont introduits dans le même but dans le tube du collimateur; tout le 
système de prismes est placé sous un couvercle en métal K, sous lequel 
se trouvent encore des cuvettes avec les substances nécessaires pour 
protéger les surfaces des verres contre rhvnnidité, l'acide carbonique, 
l'acide sulfh3'drique etc. Il va de soi que ce n'est qu'au bout d'un cer- 
tain temps que l'on pourra juger de l'efficacité de ces précautions. 
A l'extrémité du tube collimateur il y a une „tête à fente" mobile 
autour de son axe. La fente d'entrée bilatérale I, munie d'un prisme 
de comparaison, est longue de 3,.^) mm., un peu molnle et circulaire 
(rayon de courbure 70 mm.), de sorte que l'inclinaison et la courbure 
des raies spectrales sont compense'es ])our une couleur moyenne; la fente 
est mise au foyer au moyen d'une rainure à spirale. Un petit miroir ^, 
argenté à la face antérieure, dirige les rayons vers la lentille; à leurretour 
les rayons passent au-dessus on au-de.ssous du miroir pour atteindre la 
fente de sortie U; celle-ci est également bilatérale, longue de 3,5 mm., 
mais rectiligne. Elle peut être remplacée par des oculaires monocentri- 
ques, dépourvus de réflexion, de 9 à 25 mm. de distance focale, ou 
bien par une petite cassette normale de 60 X 9^ mm., qui ne permet 
évidemment de photographier qu'une petite partie du spectre en une fois. 
Tout cet appareil, sans aucune partie en fer, est placé d'une façon 
très condensée sur une plaque de marbre. Les vis calantes forment un 
triangle rectangle, dont un côté de l'angle droit est situé sous l'axe 
optique, lequel est à nue hauteur de 135 mm. au-dessus de la table. 
Pour des mesures dans l'ultra- violet, l'objectif est remplacé par un 
achromatique quartz-fluorine (cp = 33 mm., y = 260 mm., ouverture 
miroir métallique contre la face postérieure, en interposant de la glycérine; on 
pourrait alors enlever aisément ce miroir et employer l'instrument en lumière 
transmise. Il faudrait dans ce cas ajouter encore une lunette ou spectrograplie à 
chambre' obscure. Le même miroir pourrait servir, à la rigueur, pour donner 
à la lumière la direction voulue. D'ailleurs, il y a des alliages dont le pou- 
voir réflecteur dans l'ultia-violet (320 i^i^ environ) est bien plus élevé que celui 
de l'argent. 
