AI'PAIIKIL Sl'IOCTRAT, AUTOCOI.IJ M ATKUK. 
85 
'/„); de pluSj on emploie dans ce cas deux demi-prismes eu (piarl/, 
d'après Coknu. 
L'un de nous a muni autrefois un spectrograplie d'une échelle parti- 
culière graduée eu longueurs d'onde de 5 y^'j. en 5 '); cette échelle 
était très commode. Mais pour les instruments à fort pouvoir dispersif 
ce principe n'est pas recommandable; on obtient des résultats ])lus 
précis à l'aide d'une courbe de calibrage, bien que ce procédé soit moins 
rapide. Pour effectuer ce calibrage on se sert des raies des spectres de 
l'hydrogène^ d»; l'hélium et de l'arc au mercure; ])uis encore du spectre 
de l'étincelle du cuivre et de celui de la flamme du potassium ; on obtient 
ainsi une répartition assez régulière de raies de flO à 770 La pré- 
cision des lectures est de l'ordre de 0,05 [j^y.. 
Bien que dès le commencement nous eussions veillé à ce qu'il n'y 
eût pas de retard dans la marche du mécanisme moteur, il n'y avait 
pas moyen de l'annuler complètement, ce qui fait que, dans les lec- 
tures, il était nécessaire de faire mouvoir le mécanisme toujours dans 
le même sens. Nous esj)érons qu'en y apportant de nouveaux perfecti- 
onnements il sera possible de corriger ce défaut. 
Nous avons reconnu que cet appareil, employé comme spectromètre, 
permettait d'obtenir une séparation très forte de raies spectrales voisines; 
le pouvoir résolvant des prismes, dans le sens ordinaire, est égal à 
65 000. C'est ainsi p. ex. qu'avec un fort oculaire on décompose la raie 
jaune de l'hélium eu ses deux composantes, dont la distance est d'en- 
viron 0,035 yy. 
Pabry et JoBiN (1. c. p. 208) donnent un tableau comparatif de la 
largeur qui, dans le spectre, correspond à un intervalle de longueurs 
d'onde de 1 yy, notamment dans le violet, au voisinage de 4-34 //./y,; 
dans le rouge la disi^ersiou est évidemment bien plus faible. 
Appareil 
Dispersion 
Bruce (Yerkes-Observatory) 
l,t mm par y y 
Mills (Lick-Observatory) 
'^''-^ » }j >> 
Tabry et JoBiN 
Du Bois, Elias et Lovve 
1 06 
Eéseau de Eowland de l'Université de Berlin, 
l^"" ordre (5684 traits par cm.; 390 cm. de rayon) 
2'^18 „ „ „ 
F. LowE, Zeitschr. f. Instr. Kunde, 26, 332, 1906; 28, 261, 1908. 
