l(j() 
\V. KINTIIOVEN. 
mouvements respiratoires ont complètement cessé, ainsi qu'on le recon- 
naît au ])ueumogramme Dans ces conditions l'électrovagogramme 
n'offre plus que les oiululatioiis cardiaques, qui atteignent ici l'ampli- 
tude considérable de 1,5 mm. = SI,-") microvolts. Dans cette figure l 
mm. en ordoiuiée corres[)ond à une ditterence de potentiel de 2 1 micro- 
volts et une intensité de courant de Ki X 10~'^ amp. La résistance du 
circuit était de 13 000 ohms, et la différence de ])otentiel brusquement 
établie dans le tracé de la courbe d'étaloiuiage était de 2<li) microvolts. 
De même qu'on peut arrêter l'action pulmonaire du nerf vague, on 
peut facilement enrajau' l'action cardiaque. 11 suffit pour cela (Pexciter 
péripliériquement le nerf vague opposé, ainsi que la tig. 0, ])1. ! 1 , le 
montre par un exemple. Le courant provient du nerf vague de gauche, 
tandis que l'extrémité périphérique du nerf vague de droite est excitée 
entre A' et A', et entre e et (\ par des courants d'induction. On voit que 
])ai' Tarrêt du cœur les ondes pulsatoires disparaissent de Félectrovago- 
grnmme, de sorte qu"il ne reste plus que les ondes respiratoires. Nous 
attirons spécialement l'attention sur la reproduction nette de la corde 
du galvanomètre, qui n'est pas traversée par des courants vagabondants 
pendant la durée des excitations électriques. Dans la figure 1 nun en 
ordonno'e = (!,7 microvolts et 3,9 X 10~"' am]). 
Nous avons à faire mention maintenant de quelques expériences dans 
lesquelles les poumons de l'animal furent artificiellement remplis d'air 
pendant la cessation des mouvements respiratoires natui'els. A cet ell'et 
nous avons fait usage de l'appareil pour la respiration urtiticielle, (|ui 
a déjà rendu de nombreux services dans notre laboratoire '-) et dont nous 
allons donner nue courte description (voir la fig. ci contre). 
La pompe P aspire l'air de la chambre et le refoule vers la trachée 
Tr de ranimai ; le sens du courant d'air est réglé par les soupapes 6', et 
S„. Si Ton veut anesthésier l'animal, on peut charger de chloroforme 
l'air entrant par .S, , en le faisant passer i)ar un flacon à chloroforme, 
convenablement disposé et intercalé près de A. 
') On remarque la présence dans le pneumoc^ramme des pulsations cardia- 
ques, qui auraient certainemen.t été plus sensibles encore, si la bouteille, dans 
laquelle le chien respirait, avait été plus petite. 
') Le principe de l'appareil a déjà été décrit antérieurement: Sur l'action 
des muscles bronchiques, étudiée suivant une nouvelle méthode . et sur l'asthme 
nerveux. Ces Archiver. 26, 1, 1892. 
