SUR r.KS COURANTS DU NERF VAGUI). 
175 
ooiiiuis, (|iie Ton obtient par des excitants artitieiels; voila pouniuoi il 
nons paniît iiulispensaljle de soumettre les résultats ol)tenusà nue crititiiu; 
sévère. 
iS^ous coniuieucous par nous dcuniiuler si |)ar hasard des ini])erfections 
techniques dans renregistreiueut pourraient être la canse de la forme 
caractéristique des courbes.') Le galvanomètre est-il bien assez sensible 
et ses écarts sont-ils assez rapides pour reproduire nettement nne série 
d'osciUatious de courant très faibles et de très courte ihirée? 
Dans nos (!\périenc(!s uiu' quantiti' d'électricité de 1 X lO""'- cou- 
lombs ])ouvait être déterminée avec toute la certitude possible. La ré- 
sistance totale du circuit comprenant le nerf, les électrodes et le gal- 
vanomètre, était en moyenne de 1:2 DUO ohms, de sorte qu^m produit 
d'une différence de potentiel du m rf par un temps d'une valeur de 
5 X 10~^ voltsecondes , soit p. ex. 5 microvolts ") pendant 0,01 sec, 
devait être rendu par nu écart encore nettement visible. Il nous paraît 
peu probable que pour un nerf vague fonctionnant normalement une 
série d'oscillations plus faibles encore et de même fréqueuce puisse 
avoir quelque importance, et nous cruvons donc pouvoir admettre que 
la sensibilité et la rapidité d'indication de notre instrument de mesure 
sout suffisantes pour notre but. 
A ce propos, il est nécessaire d'attirer l'attention sur une diflerence 
fondamentale entre le fonctionnement du galvanomètre à corde et celui 
de l'électromètre capillaire. Les écarts de l'électromètre capillaire pré- 
sentent une certaine asymétrie: pour une même différence de potentiel 
ils sont un ])eu différents suivant que le ménisque se déplace du côté 
du mercure ou du côté de l'acide; il s'ensuit que, lorsque des courants 
alternatifs assez fréquents sont lancés à travers rinstrnment, la position 
moyenne du ménisque est déplacée du côté de l'acide. Ce déplacement 
peut être considérable, alors même que les oscillations de niveau syn- 
chrones avec les courants alternatifs sont si petites qu'elles sout à 
peine sensibles. Dans ces conditions une courbe tracée à l'électromètre 
') En décrivant la méthode nous avons déjà montré que les ondulations de 
l'électrovagogramme ne sont produites que par des courants électriques déve- 
loppés dans le nerf même. Nous n'insisterons plus sur cette question. 
Il n'est peut-être pas sans utilité de mentionner ici que beaucoup des 
galvanomètres à corde, que l'on trouve actuellement dans le commerce et qui 
sont répandus partout . ne satisfont pas à ces exigences. 
