298 
11. KAMERLTXGH ONNES. 
rant, l'in'drogène qui , bouillant sous une pression de 6 cm. de mercure, 
devait refroidir riiélium comprimé jusqu'à 15° K. (un peu au-dessus du 
triple-point de l'hydrogène). Voici de quelle façon elle fut surmontée. 
L'hydrogène liquide n'est pas transvasé directement des bouteilles à 
provision dans le réfrigérant, mais transporté d'abord dans une éprou- 
vette Ga, d'une façon qui a déjà été décrite et qui se comprend sans 
autre explication par la simple inspection de la figure de la Comm. n°. 9 \> f 
et du n°. 103, pl. I iig. 4. Cette éprouvette est un verre à vide non 
argenté, placé dans un verre argenté Gb, contenant de Fair liquide, 
ovi l'on a enlevé le dépôt d'argent de part et d'autre suivant une 
bande verticale, ce qui permet de suivre la surface libre de Thydrogène 
dans réprouvette. C'est de cette éprouvette à vide que l'hydrogène 
liquide est siphoné dans le réfrigérant à hydrogène, à travers un 
robinet de réglage P. Afin de s'assurer si la surface libre du liquider 
dans le réfrigérant est à bonne hauteur, on a soudé au tube, qui 
amène l'hélium comprimé et possédant la température initiale de 
— 190°, à la hauteur du niveau du liquide le réservoir en maillechort 
N^ d'un thermomètre à hélium, relié par un capillaire d'acier ÎV^ 
(comme dans la Comm. n°. 27, mai 1896) à un réservoir avec 
tige iVj . La quantité d'hélium et la pression ont été réglées de telle 
manière, que le mercure vient tout en haut de la tige, lorsque le réser- 
voir thermométrique est entièrement plongé dans de Thydrogène liquide 
à 15° K. , de sorte qu'une baisse du niveau est immédiatement indiquée 
par un descente du mercure. C'est au même but que servent deux 
aiguilles thermoélectriques constantan-fer (voir Comm. n°. 89, nov. 
1903 et n°. 95 «, juin 1906) dont Fune est placée au fond, tandis que 
l'autre est soudée au tube spiral, à la même hauteur que le réservoir 
thermométrique. Il est vrai que par un défaut dans le fonctionnement 
ces deux aiguilles n'ont pas servi à l'indication du niveau dans l'expé- 
rience du 10 juillet. L'hydrogène évaporé contribue, dans le régénéra- 
teur Dh, à épargner de l'air liquide pour le refroidissement préalable 
de l'hélium comprimé, et est reçu dans le grand cylindre de la pompe 
conjuguée à chlorure de méthyle [Comm. n°. 14, déc. 1894), qui sert 
d'ordinaire à la circulation du chlorure de méthyle dans la cascade pour 
l'obtention de l'air liquide ; après avoir été recueilli au-dessus d'huile et 
filtré sur du charbon, il retourne au réservoir d'hydrogène [Comm. n°. 
94 /), d'oii le compresseur d'hydrogène le refoule de nouveau dans le 
cylindre à provision. 
