r,A I.iqUKKACTION T)K l/ll KI,1 UM. 
290 
Pour remplir la circniliilioii d'iu'liiiin , le <j:;v/, pur passe des cylindres 
/l'i (Pl. VI), où il est conserve!, dans une cloche à gaz flottant sur 
riiuile (couip. Co)im. n°. 01/), mise en communication avec l'esjjace 
riu'lium se drtiMul en sortant du robinet, un cylindre en maillechort 
(|ui nîçoit la [)artie sii])érienrc du verre à vide /i'a. Le gaz du réservoir, 
et plus tard l'hélium froid qui s'écoule après avoir baigné la spirale du 
régénérateur .7, et dont la basse température est mise à profit pour 
épargner de Fair li([nide dans le refroidissement préalable de l'hélium 
comprimé, sont enlevés par le (H)mpresseur auxiliaire , pour être re- 
cueillis dans le coini)resseur U i\ piston de mercure {Cumin,. n°. 54). 
Celui-ci (pl. VI et VII) lance le gaz à travers la conduite: 
a. par un tube Ca , dont l'extrémité inférieure est refroidie bieu au- 
dessous du point de congélation de l'eau par les vapeurs d'air liquide, 
tandis que l'extrémité supérieure reste à la température ordinaire. L'hé- 
lium y abaïulonne toute son humidité. 
b. par un tube bifurcjué à travers deux réfrigérai\ts ( et J)h); dans l'un 
le gaz est refroidi par l'hydrogène qui s'écoule, dans l'autre par l'hélium 
qui est enlevé; après quoi les deux portions de gaz refroidies se réunissent. 
c. par un tube (Jh , rempli de charbon calciné et évacué, plongé dans 
de l'air liquide. Ce tube retient les traces d'air qui auraient pu être 
introduites dans le gaz ])eiulant la circulation. 
<J. ])ar un réfrigérant baigné d'air liquide , qui refroidit le cou- 
vercle des espaces recevant l'hydrogène et l'hélium. 
e. par un réfrigérant , où il est refroidi par les vapeurs d'hydro- 
gène liquéfié. 
f. par le réfrigérant B, , jdacé dans l'hydrogène liquide, bouillant 
sous une pression de 6 ctn. de mercure; c'est dans ce réfrigérant que 
l'hélium comprimé est refroidi jusqu'à 1j° K. 
g. et d'ici dans la spirale régénératrice A, à quadruple enroulement 
comme dans l'appareil de Hampson pour la liquéfaction de l'air et dans 
le liquéfacteur de la Comm. n°. 94 
Enfin le gaz se détend paT le robinet J/, ; dans le cas où ce robinet 
laisserait passer troj) de gaz, celui-ci pourrait s'échapper par un tube de 
sûreté. Lorsque la température est suffisamment basse pour qu'il s'écoule 
de l'hélium liquide, celui-ci se rassemble au fond du verre à vide Ecl, 
qui est transj)arent jusqu'à la hauteur du robinet et argenté au-dessus. 
L'hélium gazeux qui s'échappe peut être remis en circulation par le 
compresseur, ou refoulé dans les cylindres à provision B.^. 
