300 
U. KAMERUNGH ONNKS. 
A quelque distance au-dessous du robiuet d'expansion tT/, se trouve 
le réservoir en raaillecliort 7'^, d'un thermomètre à hélium; il est 
soudé à un capillaire en acier 7'//,, , qui est à son tour relié à un réser- 
voir manoraétri(jiu^ 7'//,^ avec tige 77/.,. Si le ménisque mercuriel est in- 
stallé de telle façon qu'à 1.")° K. il occupe l'extrémité inférieure de cette 
tige, celle-ci est assez longue pour que le mercure ne passe pas dans le 
capillaire par abaissement de la température. 
La circulation contient plusieurs dispositifs servant à diverses opéra- 
tions. Citons en particulier un récipient auxiliaire Z, rempli de charbon 
calciné et évacué, qui est refroidi ])ar de Tair licpiide lorsqu'on l'eiiiploic. 
Lorsque tout l'appareil a été rempli de gaz pur, on met le tube à char- 
bon C/>, qui a])partient au liquéfacteur, hors de service (en fermant M 
et 9), et on laisse le gaz circuler par la dérivation ^(en ouvrant 11 et 
8), afin d'enlever les dernières traces d'air qui auraient pu rester dans 
le compresseur et les conduites. 
Il me reste encore à 'décrire comment on a fait en sorte que l'hélium 
liquide puisse être observé. La partie inférieure, transparente, du verre 
à vide est protégée par une couche d'hydrogène liquide. Le deuxième 
verre à vide 7ib, qui devra contenir ce liquide^ forme avec le premier 
un espace clos, et ou l'a construit de telle sorte qu'on puisse l'évacuer 
au préalable et le remplir d'hydrogène gazeux pur, ce qui est néces- 
saire si l'on veut que ])lus tard l'hydrogène liquide reste absolument 
clair. Cet hydrogène liquide est de nouveau introduit dans cet espace, de 
la façon décrite dans les Coin.m.. n°. 94 et n°. 103 pl. I fig. 1; l'hy- 
drogène évaporé se dirige par Hg vers le réservoir d'iiydrogène. Le verre 
à hydrogène est enveloppé d'un verre à vide Ec contenant de l'air li- 
quide, et celui-ci est entouré à son tour d'un va^e Kd.^, contenant de 
l'alcool chauffé par circulation. ') 
Grâce à ces artifices et au haut degré de pureté de l'hélium , nous 
avons pu obtenir qu'à la fin de l'expérience, après 5 heures, l'appareil 
était encore entièrement transparent. La protection par l'hydrogène 
liquide était nécessaire pour ramener à un minimum l'évaporation de 
l'hélium, malgré l'absence du dépôt protecteur d'argent sur le verre à 
vide. Celui-ci était rétréci à la partie inférieure, et le réservoir du ther- 
momètre à hélium n'était pas placé au fond , en vue du cas oii la quantité 
') M. 0. Kesselring, souffleur de verre au laboratoire, m"a fort oblige en 
fabriquant tous les verres à vide, avec tout le soin qu'ils exigeaient. 
