SUR LES PHÉNOMÈNES DE CONDENSATION, ETC. 
163 
sioii de se loger dans un creux, d'où le mercure ne puisse le chasser. 
Il va de soi que le robinet doit être utilisé dans une position verticale, 
c. à d. que la pointe /i' doit être tournée vers le haut et la cavité 7'' vers 
le bas, ainsi que le représente la figure. En remplissant le robinet de 
mercure avant Tusage, on fait que la cavité F contient du mercure 
jusqu'au niveau du tube horizontal, ce qui empêche le contact du gaz 
avec la matière inévitablement contenue dans la boîte à étoupe en G. 
La manipulation de ces 
robinets est considérable- 
ment facilitée par la con- 
struction de la tige poin- 
tue Ë. Au lieu de se com- 
poser comme d'ordinaire 
d'un seul cône, elle est 
constituée par un cône 
assez large, se terminant 
supérieurement en un 
cône tronqué très obli- 
que, presque aussi large 
que le tube de passage. 
On réalise par là que par 
la rotation de la tige filetée 
l'ouverture ne s'agrandit 
que très lentement, ce qui 
permet un réglage très 
précis. C^est surtout lors- 
que le robinet doit livrer 
passage d'abord à du mer- 
cure et puis au gaz beau- 
coup moins visqueux (cela 
se présente dans diverses 
manij)ulations, voir plus 
loin p. I6i) qu'il est très important, que Ton puisse régler d'une façon 
très précise l'ouverture du robinet. 
C'est par l'intermédiaire d'un tel robinet et du robinet en verre B que 
le tube de Cailletet est mis en communication avec l'espace calibré J) ; 
suivant que l'on élève ou abaisse le réservoir à mercure E , cet espace 
1) est fermé en bas par du mercure ou en communication avec le tube 
11* 
Fis. 1. 
