164 
PU. KOHNSTAMM ET J. CHR. REEDERS. 
F, qui conduit par une pièce T vers la pompe pneumatique et le réser- 
voir à anhydride carbonique. On commence par évacuer tout l'espace; 
puis on ferme B et dans D on introduit une quantité d'anhydride car- 
bonique, qu(! Ton mesure en déterminant la diflereuce dépression entre 
J) et E et la température du bain, dans lequel D se trouve plongé (ce 
bain n'a pas été représenté). Le tube de Cailletet est refroidi maintenant 
dans l'air liquide ') et Ton ouvre le robinet B , de sorte que tout Tan- 
hydride carbonique distille et que^ ])ar suite de la diminution de pres- 
sion, toute la conduite C, le tube et les capillaires d'acier et de verre 
se remplissent de mercure. Afin d'éviter 
que le mercure ne remplisse tout le tube 
pompe Cailletet, le capillaire en verre est 
également refroidi a l'air liquide de sorte que 
le mercure s'y congèle et ne va pas plus loin. 
On ferme maintenant le robinet A et on laisse 
dégeler l'anhydride carbonique. Pour évit?r que 
le mercure contenu dans les tubes capillaires ne 
se détache et tombe dans le tube de Cailletet, on 
le maintient solide jusqu'à ce que l'anhydride 
carbonique, redevenu liquide, ait acquis une 
surpression suffisante. Comme il est très facile, 
par réglage de la pression, d'enfermer dans le 
gazomètre D une quantité d'aidiydride carboni- 
que déterminée d'avance, on peut réaliser aisé- 
ment de cette façon, et avec grande précision, 
toute concentration voulue. Le dispositif a en 
outre l'avantage, qu'on peut augmenter ou 
diminuer la proportion d'anhydride carbonique, 
sans (|u'il soit nécessaire de démonter ra])])areil. Pour augmenter notam- 
ment la ([uantité d'anhydride carbonique, il suffit d'ouvrir très lente- 
ment le robinet de sorte que le gaz comprimé refoule le mercure 
jusque tout près de B; après quoi on referme A. On introduit alors dans 
]) la quantité voulue de gaz, réunit les deilx quantités séparées par la 
colonne de mercure au-dessus de B , et ramène le tout dans le tube de 
Fier. 2. 
') En vue des refroidissements réitérés et intenses du tube de Cailletet, 
celui-ci est fait en verre au borosilicate (Schott 59 III); ces tubes se sont 
rarement fendus. 
*) Bien entendu après le passage de l'anbydride carbonique. 
