324 
A. AALDERINK. 
constante de Thomson, en partant de la température la plus élevée, qui 
est mesurée directement. 
Des trois autres paires de fils les extrêmes servent à la mesure de la 
chute de température vers le milieu. A cet effet les fils extrêmes de 
chaque tige, prise séparément, sont reliés de façon à former une chaîne 
fermée. 
Les contacts du milieu des deux tiges sont combinés entr'eux et for- 
ment, avec une partie du circuit du courant primaire, unthermoélement, 
dont les variations d'intensité correspondent au quadruple de l'efî'et 
Thomson, lorsque le courant principal est renversé dans les deux tiges, 
et au double de l'effet Joule, lorsque le courant est lancé séparément 
dans chacune des tiges. 
Afin de les garantir contre les courants d'air , les tiges sont envelop- 
pées d'un manteau à vide. Comme tel, je me suis d'abord servi d'un 
cylindre de verre qui, jjourvu en dessous de 6 trous pour laisser passer 
les fils de platine, était fermé aux deux bouts par d'épaisses plaques de 
laiton, auxquelles pouvaient se visser les bains thermostatiques. 
J'ai eu beaucoup de peine à obtenir l'étanchéité parfaite des divers 
raccords. Le plus facile fut d'obturer les trous livrant passage aux fils 
de platine, où il suffisait de verser un gâteau de picéiue. Le cylindre 
de verre fut mastiqué à la cire à cacheter dans ses bouts en laiton , qui 
le recouvraient en partie d'un rebord creux, oii une circulation d'eau 
devait garantir la cire contre une élévation de température. 
La plus grande difficulté se présentait aux endroits où les tiges pas- 
saient de l'espace vide dans les bains. Du côté froid l'étanchéité pouvait 
encore s'obtenir aisément à l'aide d'un mastic isolant, mais, lorsque je 
constatai que celui-ci ne résistait pas aux liquides chauds, les tiges furent 
soudées à l'argent dans la paroi en laiton, de sorte que le courant 
principal, pour passer d'une tige de fer à l'autre, se frayait en partie 
un chemin à travers le laiton. 
Mais je reconnus bientôt, qu'avec l'appareil ainsi construit on ne 
pouvait pas s'attendre à de bons résultats. Les soudures dans le laiton, 
qui faisaient partie du circuit dans la mesure de l'efi'et Thomson, pré- 
sentaient des effets thermoélectriques tellement irréguliers, que l'ett'et 
à mesurer s'en trouvait complètement effacé. 11 est vrai que ces effets 
pouvaient être diminués en établissant, dans le bain de chauffage, un 
pont entre les tiges; mais, bien que les plus grandes perturbations se 
produisissent maintenant dans le „shunt" ainsi formé, les irrégularités 
