328 
A. AALDERINK. 
vacuomètre. Après avoir préalablement fait usage d'une pompe à huile, 
je ])ouvais atteindre avec la pompe rotative en ] 0 minutes un degré de 
vide inférieur à 0,003 mm., et même, lorsque l'appareil fonctionnait 
d'une façon particulièrement avantageuse, un vide de moins de 0,001 
mm. de mercure. 
Mais, dans les conditions actuelles, un tel vide ne se conserve pas, 
à moins d'entretenir pendant les expériences le fonctionnement de la 
pompe, pour éliminer continuellement les vapeurs qui se forment. 
Le fig. 2 (pl. XII) donne une représentation schématique des autres 
appareils auxiliaires, ainsi que de l'allure du courant dans les divers 
circuits : 
Le courant principal (env. 12 amp.) est fourni par une batterie d'ac- 
cumulateurs de 10 volts et passe par une résistance réglable RW et un 
ampèremètre A, pour se diriger vers un commutateur à mercure KC, 
de là à l'interrupteur S et un commutateur à mercure à .5 godets, oi^i 
aboutissent également les iils adducteurs R et L du courant principal 
pour les deux barreaux de fer et le fil médian M, fixé en C au pont. 
En permutant les contacts on peut lancer le courant à volonté à travers 
les deux barreaux (pour la mesure de l'effet Thomson) ou à travers l'un 
des deux seulement (pour la mesure de l'ett'et Joulk). 
L'appareil servant à la mesure du courant dans le circuit ])riiicipal 
est un volt-et-ampèremètre de précision de Siemens et Halske, con- 
trôlé au moyen du banc de compensation. 
L'interrupteur 8 est monté sur le même axe que le commutateur C 
du circuit galvanométrique, de sorte qu'un même mouvement suffit 
pour couper le courant principal et fermer les courants thermoélectri- 
ques, fournis par les contacts des fils de ])latine dans les barreaux. Par 
cette disposition il est impossible que les fils de platine conduisent dans 
le galvanomètre un courant dérivé du courant principal. 
Le commutateur en cuivre C est faiblement nickelé aux contacts 
pour garantir les surfaces de contact contre toutes sortes d'influences, 
sans qu'il y ait danger de production de thermo-courants. D'autres 
part, j'ai reconnu la nécessité d'adapter à l'axe un système, par lequel 
le commutateur est entraîné par l'interrupteur, mais est lâché ensuite, 
de sorte que la position ainsi donnée à l'interrupteur est indépendante 
des irrégularités dans le maniement du bras de levier. 
Des fils de platine P,, P^, 1\, F\, R\, P\ et les fils P.^ et P\ 
sont reliés aux contacts C.^ d'un petit tableau de contacts en cuivre. 
