Eri-'ET THOMSON DANS T,E FliR. 
329 
Dans la mesure des effets Thomson et Joule les fils du galvanomètre 
sont reliés à ce tableau sans l'intermédiaire de résistances addition- 
nelles. 
Les contacts C., sont reliés respectivement à et P^, ou F\ et 
pour la mesure de chute de température, ou à P,^ et Tun des fils P^, 
P\,P., ou P'., . La figure 2 représente le cas ou, par raccordement de 
P4 et P^ , on mesure la différence de température entre ce dernier point 
et le pont. Dans toutes ces mesures-ci une résistance (Z/'j) de 100 ohms 
est intercalée dans le circuit du galvanomètre. 
Le cire ail therinoméiri([ue TJiK sert à déterminer la température 
suivant la méthode de réduction à zéro. A cet effet un des deux con- 
tacts (cuivre- constantau) est fixé dans un petit trou 'l dans le pont, 
tandis que Tautre est placé dans un matras, que Ton chaufl'e jusqu'à 
ce que le galvanomètre G' n'accuse plus de courant. Un thermomètre 
placé dans le matras indique alors quelle est la temj^érature du contact 
en T. 
Si les contacts de P.^ et P'o étaient exactement à la même distance 
du bain chaud, le chauffage de ce bain ne donnerait pas à lui seul une 
différence thermoélectrique et par suite de l'effet Thomson une inver- 
sion du courant principal produirait des écarts galvauométriques symé- 
triques par rapport à la position d'équilibre. Mais en général tel n'est 
pas le cas, et afin d'éliminer l'influence de cette différence de tem- 
pérature unilatérale, j'ai produit dans un des fils adducteurs, épais 
de 2 mm., en deux points distants de 24 cm. une différence de poten- 
tiel contraire à celle, que produit la différence de température entre 
P., et PV 
Le circuit de compensation CK , destiné à produire cette différence de 
potentiel, se compose d'un accumulateur et d'un circuit primaire, con- 
tenant une grande résistance w, et une petite w.^ d'environ 20 ohms. 
De part et d'autre de cette dernière aboutit un circuit dérivé, contenant 
une boîte à résistances JF^ et la portion de fil adducteur. Dans chaque 
cas particulier la résistance peut être réglée de telle façon, que les 
écarts galvanométriques, produits par les contacts P^ et P'.^, restent 
dans la partie lisible de l'échelle. Ce „shuut" ne modifie pas notablement 
la résistance du circuit, puisque le circuit dérivé contient non seulement 
w.^ mais encore une partie de JF^ . 
Si nous supposons que la résistance du fil de cuivre entre les points 
d'application du circuit compensateur est de 0,0013 ohms, cette résis- 
