330 
A. AALBERINK. 
tance varie doue au maximum de - — — — : de sa valeur et la résistance totale 
loOOO 
du circuit e;alvanométric|ue (environ 3 ohms) de ^ ^ A „ ^ ^ <le sa valeur. Ce 
^ ^ ^ ' 33U00000 
sont là évidemment des différences qui échappent tout à faitàl'observation. 
Les contacts Cj du tableau de distribution sont reliés aux fils adduc- 
teurs du circuit de comparaison VK, composé d'un thermocontact pla- 
tine-maillechort, lequel est ])]acé dans la vapeur d'eau bouilknte^ tandis 
que les autres extrémités de ces uiétaux, soudées à des fils de cuivre, 
sont baignées par de l'eau courante. 
Chaque jour une série d'observations est faite avec une résistance 
variable de la boîte IF.^, pour le contrôle de la sensibilité du galvano- 
mètre Q. Les écarts de ce circuit therraoélectrique sont comparés ensuite 
avec ceux, produits par un courant d'intensité connue, ce qui permet de 
réduire tous les écarts galvanométriques en valeurs absolues. 
Le galvanomètre astatique à miroir G, qui servit également aux 
recherches de Schoute, a une courte durée d'oscillation et est apério- 
dique; c'est là une condition nécessaire, car le courant ])riucipal doit 
être interrompu durant la lecture, qui doit donc s'effectuer rapidement. 
Toutes les lectures galvanométriques sont ré])étées an bout de 3 mi- 
nutes environ, après renversement du courant dans le circuit galvano- 
métrique. Lorsque le courant primaire a été inversé dans les barreaux, 
eu vue d'une détermination de l'effet Thomson, il faut environ 15 mi- 
nutes pour que l'équilibre de température se rétablisse. 
Dans la mesure de l'effet Joule, le courant est lancé alternativement 
dans l'un et l'autre barreau; entre deux observations successives il faut 
alors attendre 30 minutes, pour que l'équilibre thermique s'établisse. 
Les observations pour la détermination de l'effet Thomson dans le fer 
ont été effectuées à des températures croissantes; elles ont duré de mai à 
décembre 1909. Pendant cette période d'observations l'appareil a été 
démonté à plusieurs reprises, parce qu'une nouvelle élévation de tem- 
pérature entraînait chaque fois de nouvelles difficultés; c'était surtout 
l'entretien du vide qui donnait le plus de peine. Les fils de platine ont 
été renouvelés une fois, parce qu'ils avaient trop souH'ert de la soudure. 
Lors du serrage des boîtes à étoupe par lesquelles passent les bar- 
reaux, les contacts des fils de platine ne revenaient pas toujours à la 
même distance du bain chaud, de sorte que dans la plupart des cas une 
compensation était nécessaire. 
