EFFET THOMSON DANS LE FEU. 
331 
Après un certain nombre de séries d'observations entre des limites 
de température déterminées, les résistances des circuits thcrmoélectriques 
furent mesurées et les bains furent permutés. 
Comme liquides thermostatiques j'ai employé successivement: 
eau bouillante — eau courante 
cymol bouillant — eau courante 
naphtaline monobromée bouillante — eau courante 
triphénylméthane bouillant — eau courante et 
triphénjdméthane bouillant — eau bouillante. 
La température du pont restait toujours bien au-dessous du point 
d'ébullition du liquide employé. Cela provenait de la forte perte de 
chaleur de la chambre intérieure par conductibilité à travers les bar- 
reaux, mais surtout de la ])eTte par le réfrigérant annulaire. Cette perte 
pourrait être évitée en remplaçant la masticage à la cire par une autre 
obturation étauche, p. ex. une rigole annulaire à mercure. 
Les séries quotidiennes de mesures se composent d'environ 15 dé- 
terminations de l'eiret Thomson, d'une détermination de Tefi'et Joule, 
d'une détermination de sensibilité du galvanomètre et de deux séries de 
mesures de la chute de température et de la température des contacts 
médians. 
Les mesures des effets Thomson et Joule se font le plus souvent avec 
compensation et toujours sans résistance additionnelle dans la circuit du 
galvanomètre. 
Dans la mesure de l'etïel Joule l'etiet Thomsox est éliminé par in- 
version du courant dans chaque barreau. 
La température de la section médiane, pour laquelle l'effet Thomson 
est déterminé, se déduit de la différence thermoélectrique entre et 
les i< points environnants -Pj, P3, P\ et F\. Pendant ces déterminations, 
faites avec une résistance additionnelle de 100 ohms dans le circuit gal- 
vanométrique, on fait à l'aide du circuit thermométrique une détermi- 
nation de température du pont. 
Je donnerai comme exemple la série d'observations du 1 0 décembre 
1909. 
La direction du courant principal est indiquée par || ou = suivant 
la position du commutateur à mercure. La l'-'''^ et la 3® colonne donnent 
les lectures galvanométriques lors de l'écart, la 2* la lecture galvano- 
métrique au repos; la t*^ colonne contient les écarts galvanométriques 
produits par l'inversion du courant. 
