344 
A. AALDERENK. 
a trouvé Pi-P-, = 2,005 cm. et P^'P^ — 2,013 cm.; donc eu moyenue 
2,009 cm. 
Afin de déduire des écarts galvanométriques les différences de tempé- 
rature des thermocontacts , j'ai examiné les propriétés thermoélectriques 
du couple fer-platine, et, comme dans la détermination de la tempéra- 
ture au milieu des barreaux le second contact se trouvait en sur le 
pont, les déterminations ont dû être poussées jusqu'à environ 270°. 
A cet effet les deux barreaux d'épreuve ont été munis de fils de pla- 
tine et P\ dans les trous médians et reliés à leurs extrémités par 
une longue barre transversale de la même matière; pour éviter des effets 
thermoélectriques, les vis étaient également fabriquées au moyen de la 
même 'espèce de fer que les barreaux. Un des deux contacts fut placé 
dans la glace et pour chauffer l'autre j'ai employé successivement de 
l'eau à la température ordinaire et des vapeurs des liquides suivants en 
ébullition : 
Acétone (p. é. 56°), alcool (7S°), eau (100'), alcool amylique (130°), 
cymol (175°), naphtaline (218°), monobromouaphtaline (267°). 
Les expériences étaient disposées de telle façon, que la vapeur des 
liquides bouillants, avant de s'élever dans le réfrigérant, baignait sur 
une certaine étendue la barre transversale, de sorte qu'on pouvait ad- 
mettre en toute certitude, que la chute de température dans le fer, du 
côté chaud, ne s'étendait pas jusqu'à l'endroit du contact. A cet endroit 
la température s'observait à l'aide d'un thermomètre, dont le réservoir 
était plongé dans la vapeur, à côté du contact. 
Les bouts libres des deux fils de platine étaient soudés à des fils de 
cuivre et les soudures étaient empaquetées pour être garanties contre 
des variations de température. 
L'instrument de mesure pour les thermocourants était le galvano- 
mètre de Tjiomsox, qui servit aux expériences précédentes; les écarts, 
obtenus avec des résistances variables dans le circuit, furent comparés 
avec ceux, produits par l'élément de comparaison maillechort-platine. 
Il s'agissait donc en premier lieu de réduire en mesure absolue les 
écarts produits par cet élément. A cet effet le galvanomètre fut relié 
alternativement avec l'élément de compnraisou et avec une dérivation 
d'un accumulateur, dont la force électromotrice fut mesurée au moyen 
d'un banc de compensation, pendant qu'il fournissait le courant. Le 
circuit principal de l'accumulateur contenait une résistance de 10000 
ohms, tandis que le circuit galvanométrique était fermé sur 1 ohm du 
